IT 



Die Werthe der Theile des am Alhidaden- Kreise befestigten Nireaus 

 habe ich durch viele Versuche, vermittelst einer Niveau -Maschine, bestimmt 

 und den eines Theiles 1",42 gefunden, so dafs also der Unterschied der 

 Stände der beiden Enden der Luftblase mit 0/71 inultiplicirt werden mufs, 

 um die Correction in Secunden zu erhallen. 



Die Aequatorial - Abstände der Fäden vom mittlem oder Meridian- 

 Faden, in Zeit, habe ich aus öl Beobachtungen des Polarsterns, aus denen 

 der Jahre ISIQ, 20 und 1822 ausgewählt, gefunden: 



I 



>8" 944 



II 



14" 5 19 



IV 



14',' 534 



V 



29; 147 



Hieraus folgt die Correction des Mittels aus fünf Fäden 



// 



— O/O436. sec, declinat. 



and das aus den drei mittlem 



— 0/005. sec. declinat. 



Dies gilt für den Fall, wenn der Kreis in Westen steht, oder die 

 Zenith- Distanz des Pols 41° ist. Wenn diese Zenith -Distanz 318°, und auch 

 bei Gulminationen unter dem Pole, sind die Fäden in umgekehrter Ordnung 

 7.U nehmen und das Zeichen der Correction des Mittels umzukehren. 



Die beigesezte Refraction ist nach Hrn. Prof. Bessel's Tafel berech- 

 net. Ich habe dieser Tafel auch mit aus dem Grunde den Vorzug gegeben, 

 weil mit ihr die Schiefe der Ekliptik, aus den von mir beobachteten Sommer- 

 und Winter -Solstitien, gleich erhalten wird («S. Bodens astrom. Jahrbuch 

 1823 S. 171). Die Ungleichheit der Schiefe der Ekliptik aus beiden Solsti- 

 tien hat lange die Astronomen beschäftigt, bis man zur Gewifsheit gelangt 

 ist, dafs diese Erscheinung eine Folge der Biegung der Fernröhren oder der 

 Instrumente ist. Hr. v. Reichenbach hat, in seinem Meridian -Kreise, 

 durch Balancirung des Fernrohrs, gezeigt, wie die Biegung zu verhindern ist, 

 und dadurch der Wissenschaft einen sehr wesentlichen Dienst erwiesen. 



