- 45 — 



Es sind ausschliesslich Berliner Jahrbuch -Sterne be- 

 nützt und ihre scheinbaren Positionen sind, wie gleich hier 

 bemerkt sein mag, ohne weitere Korrektion (auch für den 

 Polarstern) dem Berliner Jahrbuch entnommen. 



Als Instrument zu dieser Messung stand nur ein Szölliger 

 Höhenkreis zu Gebot, der des BREiTHAUPT'schen Universals der geo- 

 dätischen Sammlung der K. Technischen Hochschule. Das Instru- 

 ment ist 1895 angeschafft und im Inventar dieser Sammlung (Lit. C) 

 unter A. f. 15 eingetragen ; da es in der schon oben citierten un- 

 mittelbar bevorstehenden Veröffentlichung über das (erste) „Astro- 

 nomische Nivellement durch Württemberg" genau beschrieben ist, 

 so mögen hier folgende Hauptangaben genügen: 



Höhenkreis 2OV2 cm Durchmesser (Horizontalkreis 22 cm) in 

 Vi 2° direkt geteilt, Teilstriche mit Spitzen zur Einstellung des Mikro- 

 skopdoppelfadens versehen ; Rohablesung an einem Index ; Feinab- 

 lesung durch 2 Mikroskope, deren Trommeln mit Strichen von 2" 

 zu 2" versehen sind, so dass am besten mit Abrundung auf 1" ab- 

 gelesen wird. 



Der Höhenkreis ist auf der Kippaxe verdrehbar angebracht, 

 so dass ihm jede beliebige Lage des Teilungsnullpunkts gegeben 

 werden kann, in der er dann durch starkes Anziehen einer Mutter 

 festzuhalten ist. Diese Einrichtung ist bekanntlich notwendig mit 

 Rücksicht auf die Elimination der periodischen Teilungsfehler. 



Die Teilungsfehler des Höhenkreises sind nicht untersucht ; es 

 darf aber auch hier nicht verschwiegen werden, dass die Spitzen- 

 teilung des Kreises zu wünschen übrig lässt. Auch die Schrauben- 

 fehler der Mikroskope sind nicht untersucht, übrigens genügend klein, 

 um mit den übrigen Messungsfehlern zusammengeworfen zu werden. 



Die (hier wenig in Betracht kommende) Axenlibelle hat 3,15" 

 Empfindlichkeit; die Höhenlibelle, von deren Güte die Genauig- 

 keit der Zenitdistanzmessung unmittelbar (ebenso unmittelbar wie 

 von der Kreisteilung) abhängig ist, hat 2,68" Empfindhchkeit. Diese 

 Zahl ist unten zur Reduktion der Ablesungen am Kreis benützt. 

 Verhältnismässig sehr grosse Änderungen der Temperatur sind ohne 

 nennenswerten Einfluss auf die Empfindlichkeit der Libelle, die über- 

 haupt in jeder Beziehung ausgezeichnet genannt werden darf. 



Von den übrigen Einrichtungen an dem Instrument sind hier 

 noch folgende zu nennen: Fernrohr excentrisch am einen Ende der 

 Kippaxe, Fokus rund 40 cm, Öffnung 40 mm; das durchaus ver- 

 wendete Okular giebt rund 40 fache Vergrösserung. Der Polarstem 



