— 357 — 



Erst im Jahre 1899 jedoch konnte definitiv mit den Schwere- 

 messungen begonnen werden ; dieselben erfahren nämlich notgedrungen 

 mehrfach Aufschub aus nachstehenden Gründen. Sogleich beim Em- 

 pfang (im Jahre 1895) des von E. Schneider in Wien gelieferten 

 Apparates schien es mir nach Erfahrungen, die ich längere Zeit vorher 

 bei Untersuchungen mehr physikalischer Natur zu machen Gelegen- 

 heit hatte, äusserst zweifelhaft, ob die Stabilität des ganzen Appa- 

 rates so gross sein möchte , dass man von dem Fehler des Mit- 

 schwingens des Stativs und Pfeilers, w4e bis dahin geschehen war \ 

 absehen konnte. Ein nur provisorisch und äusserst primitiv kon- 

 struiertes Fadenpendel ^ zeigte denn auch , dass ein nicht unbedeu- 

 tendes Mitschwingen thatsächlich vorhanden war. Ich beschloss des- 

 halb, zu versuchen, eine Methode aufzufinden, bei der nicht so- 

 wohl diese, sondern auch noch andere mögliche Fehler thunhchst 

 vermieden werden möchten. Da ich diese Untersuchungen nur neben 

 meinen zahlreichen beruflichen Geschäften und meinen sonstigen 

 wissenschaftlichen Arbeiten ausführen konnte, jede Neuerung zudem 

 grössere konstruktive mechanische Abänderungen der Apparate erfor- 

 derte, so mag es begreifhch erscheinen, dass die Ausarbeitung dieser 

 Methode eine verhältnismässig längere Zeit in Anspruch nahm. 



Um irgend eine Fehlerquelle zu ehminieren, kann man offenbar 

 verschiedene Wege einschlagen. Vielfach sucht man weniger den 

 Fehler selbst zu beseitigen, als vielmehr eine Methode ausfindig zu 

 machen, ihn mit möghchster Schärfe zu bestimmen und in Rechnung 

 zu ziehen. Mir scheint geratener zu sein, den Fehler, soweit es 

 möglich ist, selbst so klein zu machen, dass er als verschwindend 

 zu vernachlässigen ist ; hierbei ist jedoch selbstverständlich zur Kon- 

 statierung seiner thatsächlichen Kleinheit eine möglichst empfindliche 

 Methode unumgänglich notwendig. 



Ausser diesem durch das Mitschwingen erzeugten Fehler werden 

 auch noch andere in Betracht kommen und eine Korrektion, bezw. 

 wenn möghch eine Beseitigung verlangen. Es wird sich, um die- 

 selben im Zusammenhang aufzuführen, hauptsächlich um folgende 

 Fehler handeln : 



1 Die Versuche, die hierüber bereits zu jener Zeit im Kgl. preussischen 

 g-eodätischen Institut in Berlin (Potsdam) im Gange waren, waren mir damals 

 noch unbekannt. 



2 Es bestand dies einfach aus einem gespaltenen Schrotkügelchen , in das 

 ein Kokonfaden geklemmt war, der am Kopf des Pendelstativs mit Klebwachs 

 befestigt wurde. Zum Schutze gegen Luftströmungen war das Ganze von einem 

 einseitig geschlossenen Glasrohr umgeben. 



