361 



nachgebildeten Vorrichtungen zur Erzeugung der Amplitude und zur 

 Arretierung des Pendels, bezw. Entlastung seiner Schneiden trägt. 

 Da diese instrumenteilen Anordnungen ausser in den Originalabhand- 

 lungen V. Sterneck's in den meisten späteren Publikationen anderer 

 Beobachter jeweils wieder beschrieben sind, so kann hier füglich 

 von einer nochmaligen Beschreibung Abstand genommen werden und 

 mögen diese Vorrichtungen aus der Totalansicht Taf. XII oder aus 

 den früheren Beschreibungen entnommen werden. 



Die Stabilität' der Aufstellung. 



Zur Prüfung der Stabilität dieser neuen Pendelaufstellung dient 

 das an der Stativplatte P befestigte Fadenpendel F] dasselbe ist im 

 Prinzip bereits in meiner oben citierten kleinen Mitteilung S. 293 bis 



q4 



Fig. 3. 



294 beschrieben. Gerät die Unterlage, also auch die Achatplatte nebst 

 der Stativplatte (P) in Mitschwingungen, so muss das an ihr be- 

 festigte Fadenpendel ebenfalls Schwingungen ausführen. Gewöhnlich 

 verfährt man bei dieser Beobachtung so, dass man ein Mikroskop 

 auf einen möglichst tiefen Punkt des Fadens, der also in möghchst 

 grossem Abstand vom Aufhängepunkt sich befindet, richtet; durch 

 ein Okularmikrometer wird die Grösse des Ausschlags des Pendels 

 bestimmt und unter Berücksichtigung des Abstandes des beobachteten 

 Punktes vom Aufhängungspunkt in Winkelwert ausgedrückt. Da 

 ich diese Methode nicht sehr grosser Genauigkeit für fähig halte, 

 so verfuhr ich in der 1. c. 293/4 angegebenen Weise. 



An dem Kokonfaden F (Fig. 3 bezw. Taf. XII) dessen Länge 



