— 362 — 



durch eine feine Snspensionsvorrichtung (B) beliebig variiert werden 

 konnte, war ein horizontal gerichteter Spiegel (S) unifilar auf- 

 gehängt, der zugleich das Gewicht des Fadenpendels abgab. Ver- 

 mittelst des Reflexionsprisma (P), Fernrohr T und Skala {Sli) konnten 

 etwaige Schwingungen desselben mit grosser Präcision bestimmt 

 werden. Es wurde auch wohl, da möglicherweise nicht nur Schwin- 

 gungen des Fadenpendels nach vor- und rückwärts, also parallel 

 den Schwingungen des Hauptpendels auftreten möchten, die gewöhnlich 

 vertikal gestellte Skala durch Koordinatenpapier (MilHmeterpapier) 

 ersetzt, um auch Schwingungen in anderer Ebene zu beobachten; 

 doch fanden die etwa vorkommenden Schwingungen (wenn z. B. mit 

 Absicht die Verschraubungen an der Stativplatte etwas gelockert 

 wurden) fast ausschhesslich in einer zur Schwingungsebene des 

 Hauptpendels parallelen Ebene statt. Das Fadenpendel war in einem 

 Kohr (iü) und Kasten {G) luftdicht (Lederdichtung) eingeschlossen, 

 das Rohr (E) oben durch eine ebenfalls luftdicht schliessende Kappe 

 (K) geschlossen; dies war geschehen um einesteils das Pendel vor 

 störendem Luftzug zu schützen, andernteils war beabsichtigt zur 

 grösseren EmpfindUchkeit das Fadenpendel in einem Vakuum schwingen 

 zu lassen ; es war zu dem Zwecke bei C ein Stutzen angesetzt durch 

 den der Anschluss an eine Luftpumpe bewerkstelligt werden konnte. 

 Es zeigte sich jedoch, dass in einem guten Vakuum das Fadenpendel 

 bei dem Fehlen der Luftdämpfung überhaupt nicht zur Ruhe kam, 

 da zumal in einer verkehrsreichen Strasse der Boden niemals frei 

 von Erschütterungen ist; anderseits ist das Mitführen einer passen- 

 den Luftpumpe auf die Feldstationen beschwerlich und die Dich- 

 tungen des würfelförmigen Prismenkastens {G) sind nicht immer 

 zuverlässig. Ich sah deshalb bei den Beobachtungen auf den Feld- 

 stationen von einer Evakuierung ab. Beim Transport ruhte der 

 Spiegel (S) des Fadenpendels auf der ringförmigen Arretierungs- 

 vorrichtung (Ä) , die durch Drehen an der excentrischen Vorrich- 

 tung (E) zwecks der Arretierung des Spiegels gehoben werden 

 konnte. Der Spiegel wird natürhch, nachdem die Arretierung ge- 

 löst ist, anfänglich auch langsame Drehungen um die vertikale 

 Achse (Torsionsschwingungen) ausführen und da es kaum gelingen 

 wird, wenigstens nicht durch einfache Mittel die Ebene des Spie- 

 gels genau senkrecht zur Vertikale des Fadens zu orientieren, 

 so wird im Fernrohr ein entsprechendes scheinbares Wandern 

 des Skalenbildes nicht zu vermeiden sein; bei Vorhandensein von 

 Luft im Fadenpendelraum stellt sich jedoch infolge der dämpfenden 



