— 363 — 



Wirkung der Luft der Spiegel nach einigen Stunden in die Gleich- 

 gewichtslage ein. 



Da es sich bei dem Mitschwingen des Fadenpendels um Reso- 

 nanzschwingungen handelt, so werden dieselben offenbar um so eher 

 auftreten, es wird dasselbe also um so empfindlicher sein, je genauer 

 das Fadenpendel auf das Hauptpendel abgestimmt ist. Diese Ab- 

 stimmung lässt sich nun aber in sehr genauer Weise vermittelst des 

 Koincidenzapparates ^ vornehmen, da die Schwingungen des Faden- 

 pendels wie die des Hauptpendels ebenfalls durch Beobachtung mit 

 Spiegel, Fernrohr und Skala' stattfinden. Beobachtet man am Haupt- 

 pendel ein Koincidenzintervall von n-Sekunden, so lässt sich ebenso 

 (indem man das Fadenpendel künstlich in Schwingungen versetzt) 

 durch Veränderung der Länge des Fadens leicht auf 0,5 Sekunden 

 dasselbe Koincidenzintervall herstellen. Da nun einer Änderung im 

 Koincidenzintervall von 0,1 Sekunde eine Änderung von 2 Hundert- 

 tausendstel Sekunden in der Schwingungsdauer entspricht, so ergiebt 

 sich, dass die Abstimmung auf Vioooo Sekunde leicht zu bewerk- 

 stelhgen ist. 



Die Genauigkeit mit der sich ein Schwingen des Fadenpendels 

 — als das Mitschwingen selbst — bestimmen lässt, ist wie bei allen 

 Instrumenten, bei denen Spiegelablesung angewendet wird, sehr 

 gross. Bei hinreichender Güte der spiegelnden Flächen , und über- 

 haupt der Optik des Fernrohrs etc., starker Vergrösserung und hin- 

 länglicher Helligkeit der Skala kann man letztere in verhältnismässig 

 grossen Entfernungen aufstellen — das Fernrohr etwa ebenfalls mit 

 der Skala zu entfernen hat keinen Zweck, man wird es vielmehr 

 möglichst nah an den Spiegel, also an das Fadenpendel bringen — ; 

 ich habe zum Teil Abstände zwischen Spiegel und Skala von 9 bis 

 10 m benutzt; bei dieser Entfernung entspricht einem Skalenausschlag 

 von Viomm, der noch gut beobachtbar ist, ungefähr eine Bogen- 

 sekunde Amplituden-Ausschlag des Fadenpendels. Beobachtet man 

 mit einer derartigen Genauigkeit, so findet man allerdings, dass das 

 Fadenpendel, auch wenn das Hauptpendel vollkommen aus dem 

 Apparat entfernt ist, niemals ganz zur Ruhe kommt, wenigstens nicht 

 in Stuttgart, wo diese Beobachtungen angestellt sind. 



Es kann jetzt die Frage nach der Stabilität des ganzen be- 

 antwortet werden. Auf allen Stationen wurde nach jeder Messungs- 



^ Da sich der von mir benutzte Koincidenzapparat nur in unwesentlichen 

 Dingen von dem von Herrn v. Sterneck benutzten unterscheidet, so mag hier 

 von einer Beschreibung abgesehen und auf die Originalbeschreibung verwiesen sein. 



