— 365 — 



xAiUch der vorher beschriebene Pendelapparat wurde mit einem solchen 

 Schutzkasten versehen ; selbstverständhch musste derselbe etwas 

 anders konstruiert sein, da der eiserne Träger in gewisser Hinsicht 

 hinderlich ist. Der Kasten war deshalb aus zwei Teilen, einem 

 oberen bis zum Träger reichenden und einem unteren zusammengesetzt, 

 die beide an einem eisernen Rahmen aneinandergeschraubt werden; 

 die Seitenwände waren entsprechend der Form des | |- Trägers 

 ausgeschnitten. Um auch etwaigen Staub möglichst abzuhalten, 

 wurden die noch bleibenden Spalten und Fugen mit Watte aus- 

 gestopft. Damit das Ganze namentlich vor Strahlungseinflüssen 

 geschützt wäre, war der ganze Kasten (der aus Holz und Glas kon- 

 struiert war) an den Wänden mit hochglanzpolierten vernickelten 

 Eisenblechen verkleidet, die nur an den Stellen, durch die die Be- 

 obachtungen stattfanden, mit Ausschnitten versehen waren. 



Bekannthch müssen alle beobachteten Werte der Schwingungs 

 dauern, um sie miteinander vergleichbar zu machen, auf eine Nor- 

 maltemperatur (gewöhnlich 0® C.) reduziert werden. Ist der Aus- 

 dehnungskoeffizient bekannt, so ist diese Reduktion in bekannter 

 Weise leicht auszuführen, wenn die Temperatur speciell der Pendel- 

 stange hinreichend genau bekannt ist. Die Ermittelung des Tempe- 

 raturkoeffizienten wird in einem besonderen Kapitel behandelt werden- 

 Eine grosse Schwierigkeit liegt jedoch in der Ermittelung der wahren 

 Temperatur des Pendels. Anzustreben ist eine Genauigkeit der 

 Bestimmung der Schwingungsdauer auf \''iooooooo cler Sekunde, also 

 auf 1 Einheit der 7. Decimale der Schwingungsdauer ; der Temperatur- 

 koeffizient, d. h. also die Änderung der Grösse der Schwingungsdauer 

 für eine Temperaturänderung von 1^ beträgt jedoch circa 50 Ein- 

 heiten der 7. Decimale, es folgt daraus, dass die Temperatur der 

 Pendelstange auf Vioo*^ genau bekannt sein sollte, wenn die reduzierte 

 Schwingungsdauer mit jener Genauigkeit bestimmt werden soll. Für 

 einen .Raum konstanter Temperatur und ohne Temperaturgradienten 

 bietet eine solche Bestimmung keinerlei Schwierigkeit, dagegen wird 

 dies nahezu unmöglich , wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. 

 Ich versuchte die gewünschte Genauigkeit in folgender Weise zu er- 

 reichen. Zunächst wählte ich als Beobachtungsräume solche , die 

 sich von selbst schon durch ziemlich konstante Temperatur aus- 

 zeichnen, nämlich möghchst tief gelegene Keller, ferner brachte ich 



^ Hierdurch sind zugleich die erdmagnetischen Kraftlinien im Innern be- 

 seitigt, da ein Einfluss auf die Scliwingungsdauer des Pendels von Seiten der 

 erdmagnetischen Kräfte nicht undenkbar wäre. 



