— 366 — 



am Pendelkasten eine Vorrichtung an, um die notwendige Auswechse- 

 lang der Pendel vornehmen zu können, ohne den Kasten irgendwie zu 

 öffnen ; um endlich Temperaturgradienten, die auf irgend eine Weise 

 im Kasten entstehen möchten , zu beseitigen , war im Boden des 

 Kastens eine Luftschraube angebracht, die eine Mischung etwa ungleich 

 temperierter Luftschichten hervorbringen sollte. 



Zu fürchten sind offenbar am meisten grössere Temperatur- 

 änderungen bei der Beobachtung, da es äusserst schwer erscheint, 

 ein Thermometer zu konstruieren , das den Temperaturänderungen 

 in demselben Tempo folgt wie das benutzte Pendel. In der Regel 

 zeigt das Thermometer Temperaturänderungen eher an als das Pendel, 

 ist also empfindlicher; es handelt sich mithin zunächst darum, das 

 Thermometer träger zu machen. Ich versuchte dies mit verhältnis- 

 mässig gutem Erfolg durch Überschieben von passend dimensionierten 

 unten geschlossenen Messingröhren über das Thermometer. Voll- 

 ständig möchte dieses Gleichmachen wohl kaum gelingen und wäre 

 bei Vorhandensein horizontaler Temperaturgradienten auch wohl 

 illusorisch; es wird sich deshalb auch in diesem Falle empfehlen, 

 die Fehlerquelle selbst möglichst zu verstopfen. 



Zunächst wurde bei jeder Messung so verfahren , dass nach 

 Aufstellung und Justierung des Apparates, die beiden Pendel, mit denen 

 die Beobachtungen angestellt werden sollten, sogleich in den Pendel- 

 kasten hineingebracht wurden; darauf blieb der ganze Apparat 

 während 27 — 30 Stunden sich selbst überlassen und erst dann begannen 

 die Beobachtungen. Auch so jedoch sind konstante Temperaturen 

 durch den ganzen Raum des Kastens nicht zu erwarten, wenn nicht 

 der eingemauerte Balken genau die Temperatur des Kellerraumes hat, 

 da er sonst als Wärme- bezw. Kältequelle für den Pendelkasten 

 wirken wird. Es wurde deshalb durch ein in einer Mauerritze m 

 der Nähe des Trägers eingestecktes Thermometer und durch ein 

 zweites in innige Berührung mit dem Träger gebrachtes Thermometer 

 die Temperatur beider bestimmt und mit der Lufttemperatur des 

 Kellerraumes bezw. der im Pendelkasten verglichen. Im allgemeinen 

 werden diese drei Tiiermometer nicht dieselbe Temperatur zeigen, 

 da durch das Ein- und Ausgehen in den Kellerraum die Tempe- 

 ratur desselben geändert werden wird ; ebenso werden die notwen- 

 digen Beleuchtungslampen , die Anwesenheit der Beobachter im 

 grossen und ganzen Steigerungen der Lufttemperatur hervorrufen; 

 passend wird es deshalb sein, die Beobachtungen zu einer Jahreszeit 

 anzustellen, in der die äussere Temperatur mit der Temperatur der 



