— 367 — 



Kellerräume übereinstimmt, bezw. noch etwas tiefer liegt : dann lässt 

 sich durch geeignetes Lüften eine ungefähre Gleichheit der Tempe- 

 raturen erreichen. Auf der Centralstation in Stuttgart hat es sich 

 sehr bewährt, den Raum, in dem sich das Pendel befindet, durch einen 

 Verschlag und eine Thür (mit Spiegelglasscheibe für die Beobachtung) 

 von dem Raum, in dem sich der Beobachter mit Koincidenzapparat etc. 

 befindet, zu trennen. Zur Erhellung des Raumes bezw. Erleuchtung 

 der Thermometerskalen empfiehlt es sich, kleine, etwa 4voltige Glüh- 

 lampen (1 — 2 Kerzenstärke) event. zur Abhaltung der Strahlung unter 

 Zwischenschaltung eines Glastrogs mit Alaunlösung zu benutzen. 

 Unter Einhaltung dieser Vorsichtsmassregeln gelang es hier und da 

 auf der Zentralstation Stuttgart die Temperatur im Pendelkasten 

 auf einige Hundertstel Grad während der ganzen Nacht, d. h. von 

 9^ p. m. bis gegen 3 — 4^ a. m. (der Dauer der Beobachtung) konstant 

 zu halten oder doch die Änderung so niedrig zu halten, dass sie in 

 der Stunde nicht mehr wie ein bis zwei Hundertstel Grad betrug ; 

 dagegen traten trotz aller Vorsicht, wenn der Beobachter die Aus- 

 wechselung der Pendel vornahm, doch grössere Temperaturänderungen 

 (bis zu 0,q;5^) auf, die dann im weiteren Verlauf der Beobachtungen 

 häufig wieder rückgängig wurden. Zur Bestimmung der Temperatur 

 wurden Magazinthermometer in Vio^ geteilt, in der von Herrn 

 V. Sterneck vorgeschlagenen Form benutzt, bei denen also das Ge- 

 fäss hinter der Skala auf die Länge des Halbsekundenpendels in 

 die Höhe gezogen war, um parallel zum Pendel und in derselben 

 Höhe angebracht allen möglicherweise verschiedenen Temperaturen 

 in verschiedenen Höhen wie das Pendel selbst ausgesetzt zu sein. 

 Diese Magazinthermometer, wie auch die übrigen benutzten Thermo- 

 meter, waren von der hiesigen Firma Dr. Mollenkopf mit der grössten 

 Sorgfalt aus Normalglas angefertigt und zeigten mit dem Normal- 

 thermometer des Instituts verglichen — für dieses ist durch sorg- 

 fältige Untersuchung die Korrektionsgrösse für die in Betracht 

 kommenden Temperaturen bekannt — für das Temperaturintervall 

 von — 20° eine mittlere Korrelation von -|~ 0,06 gefunden ; der Ka- 

 liberfehler war in diesem Intervall unmerklich. Diese Vergleichungen 

 waren nicht leicht auszuführen, da diese Magazinthermometer eine 



^ Es ist deshalb geplant, bei der Fortführung der Beobachtungen eine 

 derartige transportable Scheidewand mitzuführen. Der Beobachter hat dann in 

 dem abgeschlossenen Raum, in dem das Pendel in seinem Schutzkasten schwingt, 

 sich nur aufzuhalten zum Zweck der Temperaturablesungen , zur Neuauflegung 

 des Pendels bezAv. zum Auswechseln desselben. 



