— 368 — 



bedeutende Trägheit besitzen, weil sie von einer Glashülle umgeben 

 sind. Es wurde deshalb bei der Bestimmung ihrer Korrektion so 

 verfahren, dass in Käumen, in denen die Temperatur ziemlich kon- 

 stant war, grosse Gefässe mit Wasser von ungefähr derselben Tempe- 

 ratur (wie sie der Raum besass) aufgestellt wurden, in diese wurde 

 das Magazinthermometer in horizontaler Richtung unmittelbar neben 

 dem in vertikaler Stellung befindlichen Normalthermometer aufgestellt 

 und dann durch mehrere Stunden hindurch darin gelassen und von 

 Zeit zu Zeit Ablesungen an beiden Thermometern gemacht, selbst- 

 verständlich wurde das Wasser fleissig gerührt, um die Bildung von 

 Temperaturgradienten zu verhindern. Die Thermometer sind in V'^q^ 

 geteilt, die Hundertstel wurden geschätzt. Die erhaltenen Werte 

 gaben für verschiedene Versuchsreihen wegen der erwähnten Schwie- 

 rigkeit nicht genau identische Werte , wenn nahezu bei denselben 

 Temperaturen beobachtet wurde ; die Werte schwankten auch hierbei 

 um einige Hundertstel Grad; ich zog es deshalb vor, die obige 

 mittlere Korrektionsgrösse von -|- 0,06^ für alle Temperaturen in 

 Rechnung zu setzen, die auch der Nullpunktskorrektion entspricht. 



Ausserdem waren anfänglich noch drei weitere Thermometer 

 (ebenfalls in Vio geteilt) angebracht, eines in unmittelbarer Nähe 

 des Pendelkopfes, das zweite in der Nähe der Mitte der Pendelstange 

 und das dritte in der Nähe der Pendellinie. Auch für diese waren 

 mit grosser Sorgfalt die Korrektionen bestimmt. Da die Mittelwerte 

 aus den Angaben dieser 3 Thermometer mit den korrigierten Werten, 

 welche die Magazinthermometer ergaben, auf einige Hundertstel Grad 

 übereinstimmten, ein merkliches horizontales Temperaturgefälle also 

 im allgemeinen nicht vorhanden war (die Abweichungen w^aren 

 bald -|-, bald — ), so zog ich vor, zur Bestimmung der Temperatur 

 des Pendels nur die Angaben der Magazinthermometer zu benutzen, 

 da bei der Ablesung aller 4 Thermometer, durch die hierbei notwen- 

 dige längere Beleuchtung und die Nähe des Beobachters am Pendel- 

 kasten grössere Fehler infolge von Temperaturerhöhung hervorgerufen 

 werden, so dass die grössere Genauigkeit der Temperaturbestimmung 

 durch die 4 Thermometer damit illusorisch werden würde, wenn das 

 Pendel und die Thermometer den Temperaturänderungen gegenüber 

 verschiedene Trägheit besitzen. 



Führt man mit einem and demselben Pendel mehrere Mes- 

 sungen hintereinander aus, so beschränken sich die Arbeiten in un- 

 mittelbare Nähe des Pendelkastens auf die folgenden : Man wird das 

 zunächst auf die Hilfslager gehobene Pendel auf das Achatlager her- 



