— 371 — 



Hängen des Pendels in seinen Hilfslagern mit einer Marke im 

 Spiegel selbst zusammenfiel, wenn der Beobachter durch das Löchelchen 

 in dem Metallplättchen blickte ; bis dieser Teilstrich mit der Spiegel- 

 marke zusammenfiel, musste also auch beim Stehen des Pendels auf 

 den Tellern (F) die Triebstange in der einen oder anderen Richtung 

 gedreht werden. 



Während dieser Arbeiten wurde die im Boden des Kastens an- 

 gebrachte Luftschraube in Bewegung gesetzt, wie dies überhaupt 

 jedesmal geschah, wenn der Beobachter in der unmittelbaren Nähe 

 des Pendels, bezw. des Schutzkastens irgendwelche Arbeiten oder 

 Ablesungen vorzunehmen hatte, um irgendwelche Temperaturgradienten 

 innerhalb des Schutzkastens möglichst zu beseitigen. 



Die Elimination des Fehlers des Uhrgangs. 



In meiner Mitteilung: Über relative Schwerebestimmungen 

 (Zeitschr. f. Instr. 1898 , p. 293 ff.) habe ich üntersuchungsergeb- 

 nisse über den Gang von sogenannten Felduhren mitgeteilt und hierbei 

 gefunden, dass der Gang derselben sich, wie es scheint, sprungförmig 

 ändern kann; ich habe in jener Arbeit darauf aufmerksam gemacht, 

 dass bei Benutzung derartiger Uhren zu den Koincidenzbeobachtungen 

 die Genauigkeit der Bestimmung der Schwingungsdauer des unter- 

 suchten Pendels notwendig heruntergedrückt werden muss. Denn 

 die Kontrolle der Uhr vor und nach den Beobachtungen, etwa durch 

 telegraphische Vergleichung mit der Normaluhr einer Hauptstation 

 am Morgen und Abend des Beobachtungstages, giebt nach diesen 

 Untersuchungen noch keine Gewähr dafür, dass der Gang in der 

 Zwischenzeit identisch mit dem auf diese Weise ermittelten mittleren 

 Gange ist. Ich hatte demgemäss eine Methode ausgearbeitet (1. c. 297 ff.), 

 durch welche die Beobachtungen der Schwingungsdauern der Pendel 

 auf den Feldstationen samt und sonders durch Benutzung der Normal- 

 uhr auf der Hauptstation ausgeführt werden. Durch Versuche auf 

 rund 100 km Entfernung hatte ich nachgewiesen, dass diese Methode 

 auch praktisch brauchbar sein dürfte. Der Gang dieser Normaluhr 

 sollte alsdann durch ständige Vergleichung mit einer zweiten Normal- 

 uhr, deren Gang durch astronomische Beobachtungen kontrolliert 

 würde, festgelegt werden. Erwägungen jedoch, dass die hiermit dem 

 Beobachter auf der Hauptstation zugemuteten Beobachtungen nicht 

 geringeren Zeitaufwand erfordern würden als Pendelbeobachtungen 

 selber, ausserdem jedoch Gespräche auf der in Stuttgart im Sep- 

 tember 1898 abgehaltenen Generalkonferenz der internationalen Erd- 



24* 



