372 



messungskommission mit mehreren Delegierten, vornehmlich mit 

 Herrn Geh .-Rat Helmert, Hessen es mir ratsamer erscheinen, den 

 Fehler des ührganges dadurch zu eliminieren, dass gleichzeitig mit 

 dem Pendel auf der Feldstation ein zweites auf der Centralstation 

 beobachtet wurde, wobei die beiden zur Beobachtung der Koinci- 

 denzen benutzten Koincidenzapparate von derselben Normaluhr der 

 Hauptstation getrieben werden. Dass hierbei der Fehler des Uhr- 

 ganges vollkommen herausfällt, zeigt eine einfache Überlegung. Zu- 

 nächst mag jedoch die angewandte Anordnung selbst beschrieben 

 sein. Bedeutet in Fig. 4 (?7) die Uhr auf der Centralstation, bezw. 

 das Uhr-(Sekunden-)Pendel , das nahe seinem Auf hängepunkt einen 

 Querarm (a) mit Stift (s) besitzt; schwingt das Pendel nach rechts 



n I wv — o 



ort=tt 



"o^zJH] 



Fig. 4. 



(in der Figur), so lehnt sich der Stift gegen den kleinen um (w) 

 drehbaren Hebel, hebt denselben ein wenig und unterbricht damit 

 bei (a) einen schwachen Strom eines Elementes (E)^ das durch einen 

 grossen Widerstand (n) und ein empfindliches Relais {R) ^ geschlossen 

 ist ; im Moment der Stromunterbrechung , die offenbar immer nach 

 zwei Sekunden stattfinden wird, wird der Anker des Relais abgerissen 

 und damit auch ein Stromkreis unterbrochen, der von einer starken 

 Batterie nach Bedarf (bis zu 20 Accumulatoren) (B) gespeist wurde; 

 dieser Strom ging, wie aus der Figur ersichtlich, durch den Koin- 

 cidenzapparat der Centralstation, von hier durch die Linienleitung zum 

 Koincidenzapparat der Feldstation und zurück zu der Hauptstation und 

 dem anderen Pol der Batterie. Es werden also in demselben Moment 



^ Dadurch, dass durcli das Uhrpendel zunächst ein sehr schwacher Strom 

 geöffnet und geschlossen wird, ist die Funkenbildung am Kontakt « nahezu 

 ganz imterdrückt und der Kontakt sehr lange Zeit brauchbar. 



