— 376 — 



gewesen, so würde die Beobachtung mit den gewöhnlichen Hilfsmittehi 

 gerade so gut auszuführen gewesen sein, wie auf der benachbarten 

 nur ca. 18 km näher gelegenen Station Mössingen. 



Selbstverständlich befand sich sowohl auf der Centralstation 

 Stuttgart, wie auf der Feldstation ein Umschalter, um an Stelle von 

 Uhr oder Koincidenzapparat einen Telephonapparat einzuschalten, so 

 dass bei irgendwelchen Differenzen die beiden Beobachter sich mit- 

 einander verständigen konnten ^. 



Die Pendel. 



Wenn ich so die Hoffnung hegte, nachdem die Fehlerquellen 

 möglichst unschädlich gemacht waren , bei den im Frühjahre 1899 . 

 auf den Stationen des Tübinger Meridians begonnenen Messungen 

 sehr zuverlässige Resultate zu erhalten, so wurde ich hierin stark 

 enttäuscht. Während das Verhältnis der Schwingungsdauern der 

 beiden auf der Centralstation gebliebenen Pendel, die ruhig in ihren 

 Pendelkästen während der ganzen Dauer der auswärtigen Messungen 

 auf jenen Stationen geblieben waren, merkwürdigerweise auch etwas, 

 jedoch nicht sehr wesentlich geändert war, hatte sich dies Verhält- 

 nis des einen der transportierten Pendel um 106 Einheiten (ent- 

 sprechend einer Abnahme) , das des anderen um 30 Einheiten (ent- 

 sprechend einer Zunahme) gegen die auf der Hauptstation verbliebenen 

 offenbar infolge des Transportes geändert. 



Es war mithin die prinzipielle Voraussetzung der Methode, näm- 

 lich die Invariabilität der Pendel, nicht erfüllt: die von der 

 württembergischen Kommission erworbenen Pendel waren 

 nicht invariabel. 



Da die Pendel auf dem Transport mit derselben Sorgfalt wie 

 etwa das Chronometer behandelt waren, rationell verpackt, in auf- 

 rechter Stellung, in einem in der Hand getragenen Kasten, so ist 

 ein prinzipieller Konstruktionsfehler bei denselben zu vermuten. 



Da Herr Oberst v. Sterneck die Pendel seiner Zeit in Wien 



' Soweit mir die z. Th. schwer zu beschaffende Litteratur zugänglich war. 

 scheint eine ähnliche Methode, hisher in ausgiebiger Weise nur von Herrn P. S. 

 Ptosen bei der Bestimmung der Intensität der Schwerkraft auf den Stationen 

 Haparanda, Hernösand. Tpsala , Stockholm und Lund (Bihang tili K. Svenska 

 Yet. Akad. Handlingar. Bd. 24, Afd. I No. 1, Stockholm 1898) angewandt zu 

 sein. Das Verfahren ist allerdings nicht genau beschrieben und die Bemerkung, 

 dass bei dieser Methode der Fehler des Uhrgangs „fast vollständig beseitigt 

 ist", während er doch offenbar vollkommen herausfällt, möchte eine andere Me- 

 thode als die meinige vermuten lassen. 



