— 377 - 



untersucht, ihre Schwingungsdauer und Konstanten bestimmt hatte, 

 so waren dieselben natürUch bisher mit äusserster Sorgfalt behandelt, 

 und eine nähere Untersuchung mit ihnen nicht vorgenommen, um 

 den damit gegebenen Anschluss an die Schwerebestimmungen in 

 Wien nicht illusorisch zu machen. Die nach der verfehlten Cam- 

 pagne des Jahres 1899 jedoch angestellte Untersuchung der Pendel 

 förderte sehr merkwürdige Ergebnisse zu Tage. In einem auf der 

 Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 1899 in München 

 gehaltenen Vortragt, auf den ich wegen weiterer Einzelheiten ver- 

 weise, sind die konstruktiven Mängel der benutzten Pendel von mir 

 klargelegt. Hier mag nur erwähnt werden , dass weder die an- 

 gewandte Befestigung der Pendellinie an der Pendelstange, noch die 

 der Achatschneide im Pendelkopf eine hinreichende und einwand- 

 freie Gewähr für die Unveränderlichkeit der Pendel zu bieten scheint. 

 Ich beschloss deshalb, unter möglichster Benutzung des vorhandenen 

 Materials (also speciell der Pendellinse, der Achatschneide und des 

 Spiegels) eine Umarbeitung der Pendel vorzunehmen, die vom Mecha- 

 niker des physikalischen Instituts der Technischen Hochschule, Herrn 

 Klopfer, in befriedigender Weise ausgeführt wurde. Schon bei den 

 Beobachtungen selbst war mir in unliebsamer Weise aufgefallen, 

 dass die Pendelstangen sämtlicher Pendel etwas gekrümmt waren. 

 Beim Auswechseln der Pendel vermittelst der beschriebenen Aus- 

 wechselungsvorrichtung machte dies Krummsein der Stangen jeweils 

 Einstellungsschwierigkeiten. Dies Krummwerden von ursprünglich 

 geraden Messingstangen bei der Bearbeitung (Abdrehen) auf der 

 Drehbank ist eine jedem Mechaniker geläufige Erscheinung; von 

 10 Messingstangen bleibt beim Abdrehen derselben kaum eine ge- 

 rade, die meisten krümmen sich, einige oft so, dass die Bearbeitung 

 nicht weitergeführt werden kann. Dies merkwürdige Verhalten weist 

 offenbar auf eine gewisse Anisotropie des Materials hin, die von 

 Anomalien der Ausdehnung bei Erwärmung eventuell begleitet sein 

 kann ; derartiges Material erscheint mir deshalb für eine Pendelstange 

 nicht brauchbar. Es wurde eine ganze Reihe von 12 — 15 mm dicken 

 Messingstangen (im ganzen ca. 20 — 30) auf die passende Dicke von 

 ca. 9 mm abgedreht, bis sich 4 für die 4 Pendel fanden, die hier- 

 bei gerade geblieben waren. 



Die Befestigung der Pendellinsen war bei den alten Pendeln 

 von dem Verfertiger so geschehen, dass der entsprechende untere 



Siehe: Yerhandl. 1899 II. 1, p. 39, 1900. 



