— 379 — 



deshalb notwendig sein, durch irgend eine Vorrichtung die obere 

 Fläche der Schneide konstant gegen jene Fläche zu drücken; da 

 der rechtwinklige Querschnitt der Achatschneide gegeben war, so 

 verfuhren wir so, dass unterhalb der Schneide (Fig. 5b) (/) ein 

 horizontaler Sägeschnitt gemacht wurde, nachdem vorher ein Ge- 

 winde an zwei Stellen eingeschnitten war, in diese beiden wurden 

 Schrauben mit konischen Köpfen eingesetzt, durch die das über y 

 liegende Stück gegen die Schneide (Scli) gepresst wurde: hierdurch 

 wurde dann (Bell) gegen die obere Fläche gedrückt. Eine Locke- 

 rung dieser Presssch'rauben wurde durch die aufgeschraubte Platte P, 

 gegen die die Schraubenköpfe lehnten, verhindert. So schien mir 

 eine Änderung der Lage der Schneide ausgeschlossen. 



Konstanten für Luftdichte und Temperatur der PendeL 



A. Konstanten für die Luftdichte. 

 Für die ursprünglichen Pendel, wie sie seiner Zeit durch die Firma 

 E. Schneider in Wien geliefert waren, waren durch die gütige Unter- 

 suchung des Herrn Obersten v. Sterneck die Luftdichte-Konstanten 

 bestimmt, und zwar für die Pendel No. 75, 77, 79 zu 542. d. für 

 das später gelieferte Pendel No. 110 mit massiverer Stange zu 575. d., 

 wenn d. die entsprechende Luftdichte bezeichnet. Bei der Umarbei- 

 tung der Pendel wurden innerhalb geringer Abweichungen die Dimen- 

 sionen dieses letzten Pendels zum Vorbild genommen und deshalb 

 angenommen, dass der Koefficient 575. auch für die neuen Pendel 

 der richtige wäre, da eine entsprechende Vorrichtung zur experimen- 

 tellen Bestimmung desselben noch nicht beschafft werden konnte. 

 Da die ßarometerhöhen und damit die Luftdichten nur Schwan- 

 kungen zwischen den einzelnen Stationen von 680 mm (Bitz) bis 

 740 mm (Fürfeld), also Dichtigkeit von rund 0,86 — 0,94 aufweisen, 

 so wird dieser genäherte Wert der Konstanten von 575 für die Be- 

 rechnung der relativen Werte, um die es sich nur handelt, genügen. 



B. Konstanten für die Temperatur. 



Da der für die Ausdehnung mit der Temperatur hauptsächlich 

 in Betracht kommende Teil des Pendels, die Pendelstange, erneuert 

 war, so erschien es notwendig, eine neue Bestimmung der Tempera- 

 tur-Koefficienten der Pendel vorzunehmen. 



Zur Bestimmung derselben wurde ein Thermostat konstruiert, 

 der folgende Bedingungen erfüllen sollte : 1. Die Temperatur soll 

 innerhalb des Intervalles von 15" — 100° C. auf \'io^ genau hergestellt 



