— 390 - 



Telephonzwischenämtern angeordneten Schaltungen zu Ünzuträglich- 

 keiten führen würde, war er vorher auf diese Beobachtungen ein- 

 geübt. Die Berechnungen sind von mir ausgeführt, nur die der topo- 

 graphischen Korrektion, für die ich wegen Zeitmangels nicht Zeit 

 fand, hat Herr Dr. Fürtwängler in Potsdam die Güte gehabt, für 

 mich auszuführen. 



Allen diesen Herren spreche ich für die grosse und erfolgreiche 

 Hilfe, die sie mir hiermit geleistet haben, meinen verbindlichsten 

 Dank aus. 



Wie man sieht, ändert sich das in alle Berechnungen von g für 



die verschiedenen Feldstationen eingehende Verhältnis von 1 -—- \ bezw. 



der log. desselben, um einen gewissen Betrag, und es erscheint in- 

 teressant , zu untersuchen , woran die Änderung dieses Verhält- 

 nisses liegt. 



Es erscheint schon vorweg auffällig , dass die Schwingungs- 

 dauern desselben Pendels, das nur vorsichtig auf die Hilfslager ge- 

 hoben, wieder herabgelassen und einen neuen iVnstoss erhalten hat, 

 nicht genau identisch sind. Wenn diese Abweichungen durch Ände- 

 rung des ührganges hervorgerufen wären, so müssten sie sich in der 

 gleichsinnigen Änderung der Schwingungsdauer des Vergleichspendels 

 ebenfalls bemerkbar machen; dies ist jedoch nur hier und da der 

 Fall, häufig treten nur bei dem einen Pendel Änderungen auf, die 

 bei dem anderen fehlen, oder ein entgegengesetztes Vorzeichen haben. 

 Da die Elimination der bekannten Fehlerquellen (Mitschwingen etc.) 

 hinlänglich als gelungen, wie ich glaube, bezeichnet werden kann, 

 so müssen noch andere Verhältnisse hierbei in Betracht kommen. 

 Wenn man nicht variable Spannungs Verhältnisse im Material an- 

 nehmen will, so würde es am nächsten liegen, anzunehmen, dass die 

 Achatschneide und das Achatlager nicht genau genug einer Linie, 

 bezw. einer Ebene entsprechen; dass ersteres nicht der Fall ist, 

 wurde schon mehrfach betont (cfr. z. B. Veröff. d. Kgl. preuss. geod. 

 Instituts. Best. d. Polhöhe und der Intens, d. Schwerkraft auf 

 22 Stationen, W. Berlin 1896, p. 89 etc.). 



Die in Taf. XIV gegebene Mikrophotographie (Vergrösserung 

 lOOfach) der Schneide zeigt dies ebenfalls. Wenn nun die Ebenheit 

 des Achatlagers ebenfalls nicht vollständig wäre, so ist es erklärlich, 

 dass bei jedesmaligem Neuauflegen eine andere Zacke der Schneide 

 der wahre Unterstützungspunkt sein wird; da eine einfache Rech- 

 nung ferner zeigt, dass eine Änderung der Länge des Pendels um 



