— 192 — 



plötzlich in so greller Weissgliit, dass sie nach wenigen Minu- 

 ten ganz geschwärzt war. Ein an Stelle der Glühlampe einge- 

 schalteter Hitzdrahtanipermeter (0 bis 2,5 Ainp.) erwies sich als 

 zu trag, um den sehr kurz dauernden Strom anzuzeigen, doch 

 deutete die aussergewöhnliche Schnelligkeit der Zeigerbewegung 

 beim Ausschlag auf 1.5 bis 1.9 Amp., an, dass der wirkliche 

 Strom viel grösser war. Viel schneller aber reagierte ein auf 

 20 Amp. eingestellter sehr präzis wirkender automatischer 

 Doppelausschalter von Hartmann und Braun, der beim plötzlichen 

 Einschalten des unbelasteten Transformators einige Male heraus- 

 fiel, wenn auch allerdings selten mit Rücksicht auf die grosse 

 Zahl diesbezüglicher Versuche. Ziemlich regelmässig aber fiel 

 der Automat (20 Amp.) heraus beim raschen Einschalten bei 

 höherer Induktion (12552 Kraftlinien pro cm^ und 3,6 Amj). 

 Leerstrom, vgl. Schaltung Vj. 



Mit Benutzung des soeben beschriebenen Transformators 

 in Schaltung I wurde durch die beiden oben erwähnten, in 

 Serie geschaltenen Blei-Aluminiumzellen Wechselstrom von 20 

 Volt Spannung u. 40 Perioden durchgesendet. Ein in Serie ein- 

 geschalteter Gleichstrom-Deprez-Voltmeter zeigte 1 Volt an, ein 

 Hitzdrahtvoltmeter 20 Volt. 



A 1 ' =-- Hitzdrahtanipermeter 

 A2" = Deprez-Ampermeter 



Hitzdrahtanipermeter. 

 4 Amp. 



W = Wechselstrom 

 w = Widerstand 



Deprez-Ampermeter. 

 0.2 Amp. 



8 „ 1.8 „ 



9.5 „ 2 „ 



Mit Hilfe einer zweipoligen Gleichstrom-Wechselstromum- 



formermaschine wurde die Periodenzahl herabgesetzt. Bei gleicher 



Versuchsan Ordnung ergaben sich die Werte: 



