— 198 — 



Hitzdnilitaiiipcniiclcr Deprez-Anipeniietcr 'rourcnzalil l'ciiodciizahl 

 :^ Aiii]). 2 Aiiip. ()()() 10 .^' 



10 ,. 8.(5 ., 700 ca. 12 .^ 



0.2 bis 0.24 Aiiip. 0.08 l)isO. 1(5 Amp. 120 2 .^ 



Die Gleichstromainpcrmeterangabeii änderten sich im letzten 

 Fall im Takt mit den Perioden zwischen 0.08 nnd O.IC) Am}). 



Nnnmehr wurden 4 Zellen nach dem eingangs erwähnten 

 xow Gra^tz angegebenen Schema zur Ausnutzung und Parallel- 

 schaltung l)eider Stromimpulse einer Periode geschaltet. Die 

 4 Zellen waren untereinander gleich. Jede enthielt 2 parallel 

 geschaltete Bleiplatten (Wirksame Oberfläche: 23 dm'^) und 3 pa- 

 rallel geschaltete Aluminiumplatten (Wirksame Olierfläche: 24 dm^) 

 und ca. 30 1. Alaunlösung. Plattenal)stand: 1 cm. Die in folgen- 

 den Tal)ellen für den Wechselstromkreis der Batterie ange- 

 gebenen Wattmetermessimgen wurden ausgeführt mit einem direkt 

 zeigenden Präcisionswattmeter von Siemens und Halske (vgl. 

 Etz. 1899. Heft 37 pag. 665). Die Wattangaben im Gleichstrom- 

 kreis sind das Produkt aus Volt X Anip., nachdem zuvor an einer- 

 grösseren Zahl von Stich])roben eine genügende Uebereinstimmung 

 dieser Produkte mit den Angahen eines eingeschalteten Watt- 

 meters festgestellt war. Die Angaben für Stromstärken und 

 Spannung im Wechselstromkreise beziehen sich auf Hitzdraht- 

 instrumente von Hartmann und Braun; für den Gleichsti'omkreis 

 dienten 2 Ampermeter und ein Voltmeter nach Deprez-d'Arsonval 

 von H. u. B. : die Angaben der Ampermeter waren zuvor verglichen 

 worden mit den Angaben des im Wechselstromkreise benutzten 

 Präcisions\vattmetei-s, dessen Stromspule von dem zu messenden 

 Strome durchflössen wurde, während die Spannungsspule an eine 

 genau gemessene Akkumulatorenspannung angelegt war. Es sei 

 hier noch besonders erwähnt, dass natürlich bei diesen pulsierenden 

 Gleichströmen die Angaben der Gleichstromampermeter mit Per- 

 manentmagneten, sowie auch die des als Ampermeter geschalteten 

 Wattmeters kleiner sind als die der Hitzdrahtampermeter oder 

 der Dynamometer, indem die ersteren die mittleren Werte der 

 Stromstärken angeben, die letzteren die Mittelwerte der Quadrate, 

 d. h. die angezeigte Stromstärke ist im letzteren Falle di(^ (Quadrat- 

 wurzel aus den Mittelwerten der (Quadrate der einzehien Strom- 

 stärken. 



Bern. Mitteil. 1902. No. 1543. 



