=. 
doch ein scharfes und gutes Bild bei gerader Beleuch- 
tung geben, aber bei schiefer nicht ınehr Alles zeigen, 
was solche mit grossem Oeffnungswinkel; oder solche, 
welche zwar einen grossen Oeffnungswinkel haben, daher 
bei schiefer Beleuchtung feine Linien verschiedener Gegen- 
stände zeigen, aber dann bei gerader Beleuchtung die- 
selben matt und mit dickern Rändern darstellen. Für 
gerade Beleuchtung soll das System richtig achromati- 
sirt, der Oeffnungswinkel so gross wie möglich, vor 
Allem soll es aber gut centrirt sein. Für schiefe Be- 
leuchtung ist hauptsächlich nur Oeffnungswinkel nöthig, 
so dass ein System, welches die beiden ersten Eigen- 
schaften nicht besitzt, feine Linien besser zeigen kann 
als ein anderes, aber nur in einer bestimmten Stellung.“ 
(Bei schiefer Beleuchtung müssen die Linsen des Systems 
einander mehr genähert werden, manchmal um eine ganze 
Umdrehung der Correctionsschraube.) Die Construction 
der Objektivelemente aus 3 Gläsern, wie sie z. B. Be- 
neche und Wasserlein bei ihrer stärksten Linse an- 
‘ wandten, die Zusammensetzung des ganzen Objektivs 
aus 4 Elementen, 3 positiven und 1 negativen, wie sie 
Ross erfunden, sind von den meisten Optikern als un- 
vortheilhaft nicht angenommen worden. 
Bereits länger bekannte mechanische Verbesserungen 
sind die Blendungen im Objekttisch, die seitliche Ver- 
rückung des Spiegels aus der Axe des Mikroskopes, um 
schiefes Licht zu erhalten, die Drehung des ganzen Mı- 
kroskopes um die optische Axe zur successiven Beleuch- 
tung des Gegenstandes von allen Seiten. Stop’s nennen 
die Engländer ein in das Loch des Tisches einschieb- 
bares Röhrchen mit einer achromatischen Linse, welche 
durch einen eigenen Schieber ganz oder theilweise be- 
- deckt werden karn. Hasert hat auch ein Röhrchen mit 
