— 21 — 
Das Gefässbarometer wurde in der dritten Etage des 
Gebäudes in der Wohnstube nahe dem Fenster aufge- 
hängt (Höhe über Meer: 833 Met.) und bedarf keiner 
weitern Correction als — 0,06 am Thermometer attach&. 
Aut der Nordseite derselben Etage in nahe 30° Höhe 
über dem Boden wurde vor einem Fenster das Psychro- 
metergehäuse placirt. Von den beiden 'Thermonietern 
bedarf Nr. 9 (trocken) einer Oorrection von — 0,°3 und 
Nr. 8 (feucht) einer solchen von — 0,%4. Als schicklich- 
sten Aufstellungsort für die Windfahne wählte man den 
Giebel des Schulgebäudes und für das Ombrometer die 
Terrasse vor demselben. Die Zeitregulirung geschieht mit 
Hülfe des Telegraphenbureau’s daselbst. + 
3. Beschreibung der neuen Windfahne. 
Die Windfahne besteht aus einer cylindrischen Hülse 
von Eisen mit einer Stahlpfanne an ihrem obern En le 
die auf der Stahlsgitze einer durch die Hülse herauf- 
gehenden Eisenstange aufruht und daher mit grosser 
Leichtigkeit um diese Spitze sich dreht. An ihrem un- 
tern Ende trägt die Hülse einerseits die Fahne bestehend 
‚aus 2 unter 20° gegeneinander geneigten Eisenblechen, 
andererseits einen Stab mit Bleigegengewicht; am obern 
Ende derselben ist der Windstärkemesser befestigt. Es 
ist diess eine um eine horizontale Axe drehbare, !/, 
Quadratfuss grosse und ?/, Pfd. schwere Blechtafel, die 
senkrecht steht auf der Richtung der Fahne und seitlich 
längs eines Gradbogens hinspielt. An diesem Gradbogen 
sind vier 21/, Zoll lange Stifte radial an solchen Punkten 
befestigt, die Winkeln von 15°, 40°, 63° und 76° mit 
der Verticalen entsprechen. Wenn der Wind die Tafel 
bis zu diesen Stiften hebt, so verhalten sich die Ge- 
schwindigkeiten der betreffenden Winde wie 1: 2: 4:8. 
