_ 24 — 
nomischen Meridian des betreffenden Ortes coincidiren 
und man hatte nur noch an die eine Seitenkante des 
Fussbrettes eine Holzleiste anzulegen und diese an der 
fixen Unterlage zu befestigen, um beim nachherigen Ge- 
brauch die Uhr immer wieder in dieselbe Lage bringen 
zu können. Die wahre Sonnenzeit bei der Aufstellung 
wurde mit Hülfe der jedem Instrumente beigegebenen 
autographirten Zeitgleichungstabelle und eines in seinem 
Gange genau controllirten Marine-Chronometers bestimmt. 
Die erste Aufstellung der Sonnenuhr in Beatenberg wurde 
ohne Chronometer, bloss mit Hülfe einer genauen Bous- 
sole gemacht. Die Seitenwände des Gehäsues dieser 
Boussole sind nämlich genau der Nulllinie der Theilung, 
die bis zu !/,° geht und bloss 20° zu beiden Seiten um- 
fasst, parallel; wenn man daher die Boussole so drehte, 
dass die Nadelstellung auf der Kreistheilung der in Bern 
kurz vorher bestimmten Declination entsprach, so war 
mit hinreichender Genauigkeit die Seitenwand dem astro- 
nomischen Meridian parallel und man konnte dann bloss 
die der Ebene durch den Index und die Drehungsaxe 
parallele Seitenkante des Fussbrettes an diese Wand der 
Boussole anlegen, um die Uhr orientirt zu haben. Diese 
Methode der Aufstellung bietet den Vortheil dar, dass 
man dabei vom Sonnenschein unabhängig wird, hat aber 
den Nachtheil, dass sie leicht fehlerhaft wird, wenn sich 
Eisen in der Nähe befindet. Dies war z. B. in Beaten- 
berg wirklich der Fall. 
5. Der Neubau bei der Sternwarte für 
die meterologische CGentralstation. 
Da die bisherigen, sehr beschränkten Räumlichkeiten 
der Sternwarte zur Aufstellung der selbstregistrirenden 
Instrumente und der dazu nothwendigen Hülfsapparate 
