— 227 — 
die Apparate ganz sich selbst überlassen kann. Da näm- 
lich die Uhr bloss zu den bestimmten Terminen ein Lauf- 
werk auszulösen hat, das den Contact bewirkt, so hat 
dies keinen schädlichen Einfluss auf den Gang der Uhr 
und es kann daher diese sehr genau regulirt werden. 
Von den bis dahin ausgeführten Instrumenten ist das 
Thermometer nach einer Idee des Herrn Hipp, das Ane- 
mometer und Ombrometer nach meiner Angabe in der 
eidgenössischen Telegraphen-Werkstätte ausgeführt wor- 
den. Der gegenwärtige Chef der letztern, Herr Hassler, 
hat mit viel Geschick und Ausdauer. die Schwierigkeiten 
überwunden, welche sich bei der praktiscben Ausführung 
dieser Ideen ergaben. 
a) DieRegistrir-Uhr und die galvanische 
Batterie. Zur Bewerkstelligung des Stromesschlusses 
zu den bestimmten Terminen wurde die Uhr eingerich 
tet, welche seiner Zeit von der eidgenössichen Telegra 
phen-Verwaltung auf der Sternwarte behufs electrischer 
Uebermittlung der richtigen mittlern Ortszeit an das 
hiesige Telegraphenbureau aufgestellt und nachher, als 
das Observatorium in Neuenburg diese Zeit-Regulirung 
übernahm, von unserer Sternwarte acquirirt wurde. Nach 
der getroffenen Abänderung löst dieselbe jetzt alle 12 
Minuten ein Laufwerk aus, das dann durch Umdrehung 
eines Rades einen Platinstift über eine, an einer Feder 
festgemachte Platinplatte hinschleifen lässt, so dass da- 
durch ein Contact von ungefähr einer Secunde Dauer 
erzeugt wird. Der Platinstift steht mit dem einen, die 
Platinplatte mit dem andern Ende des Schliessungs- 
bögens der galvanischen Batterie in Verbindung. Bei der 
Auswahl der letztern musste man darauf sehen, dass 
dieselbe sicher wirke und möglichst lange in Thätigkeit 
bleiben könne, ohne dass Aenderungen daran zu machen 
