— 23 — 
seien. Dies ist Herrn Hassler in überraschender Weise 
dadurch gelungen, dass er sehr grosse Zink-Kohlen- 
Elemente (die Kohlencylinder haben eine Höhe von 40cm 
und einen innern Durchmesser von 10cm) mit einer 
Flüssigkeit (einer Lösung von Kochsalz und Alaun in 
Wasser) wählte. Sechs solcher Elemente, die zum Be- 
trieb des Registrir-Thermometers nothwendig waren, zeig- 
ten erst nach Verfluss eines ganzen Jahres, während 
dessen bloss zwei’Male etwas Wasser zugegossen wor- 
den war, eine merkliche Abnahme ihrer Wirkung, so 
dass sie auseinander genommen und gereinigt werden 
mussten. 
b) Das seibstregistrirende Thermometer ist 
ein Metallthermometer. Zwei Streifen von Stahl und ge- 
hämmertem Messing sind nämlich ihrer Länge nach zu- 
sammengelöthet und zu einer flachen Spirale aufgewun- 
den. Das innere Ende dieser Spirale ist durch einen 
Messingwinkel aussen am Gehäuse des Registrir-Appa- 
rats befestigt; am andern Ende ist ein ungefähr 30cm 
langer, leichter Zeiger angenietet, der durch einen 
Schlitz des Gehäuses in dasselbe hineinragt und sich 
dort in einer, an einem seitlichen Hebel festgemachten 
horizontalen Gabel bewegt. Am gleichen Arme dieses 
Hebels befindet sich etwas näher an der Drehungsaxe 
der Anker des Electromagnets, während eine Spiralfeder 
am andern Hebelarme dazu bestimmt ist, den Anker von 
den Polen des Magnets zu entfernen und 2 Schranben- 
spitzen, zwischen denen dieses Ende des Hebels hin und 
hergeht, dazu dienen, die Grösse der Winkelbewegung 
des letztern zu reguliren. Wird der Electromagnet durch 
den electrischen Strom in Thätigkeit gesetzt, so drückt 
er durch Anziehung seines Ankers vermittelst der Gabel 
den Zeiger des Metallthermometers herunter und damit 
