— 230 — 
Papier bei seiner Fortbewegung eine Längsfurche bildet, 
die einem ganz bestimmten Stande des Zeigers, resp. 
einer bestimmten Temperatur entspricht. Die Breite des 
Papiers beträgt 7Omm, und, da jedem Grade des hun- 
derttheiligen 'Thermometers gerade ein Ausschlag des 
Zeigerendes von 1,5mm zukömmt, so entspricht also 
dieser Breite des Papiers eine Temperatur-Variation von 
ungefähr 46° C. Leider ist diese Grenze kleiner als die 
Entfernung der jährlichen Extrem-'T’emperaturen in Bern 
und es muss daher je im Anfange des Sommers und 
Winters die thermometrische Spirale an ihrem Befesti- 
gungspunkte etwas verschoben werden. Die in Folge 
dessen von Zeit zu Zeit nothwendige Bestimmung von 
Normalpunkten zur Ermittlung des Werthes der Zeiger- 
Auschläge und zur Reduction auf absolute Temperaturen 
wird vermittelst eines Wasserbades, das von unten über 
die Spirale hinaufzuschieben ist, und eines in das letz- 
tere eingetauchten Normalthermometers ausgeführt. Zur 
Verhütung des Rostens wurde die Spirale anfänglich 
vergoldet, doch erwies sich dies nicht als hinlänglichen 
Schutz, und es ergab sich dann nach Entfernung der 
Vergoldung, dass ein dünner Ueberzug von gutem Bern- 
stein-Firniss weit bessere Dienste thue. Da bei der vor- 
stehenden Einrichtung des Met""'"thermometers keine Fühl- 
hebel zur Anwendung kommen, so zeigte dasselbe, wie 
zu erwarten war, in seinem Gange eine vollständige 
Uebereinstimmung mit den Angaben eines gewöhnlichen 
Quecksilberthermometers. 
Die Verschiebung der Spirale für die verschiedenen 
Jahreszeiten ist ein Uebelstand, der bei einem zweiten 
Instrumente durch die Wahl eines breitern Papierstreifens 
jeicht wird vermieden werden können, ein anderer Feh- 
ler, den dieses erste Instrument besitzt, wird e\enfalls 
