— 331 — 
bei einem spätern zu verbessern ‚sein. Der metallene 
Träger der thermometrischen Spirale ist nämlich an der 
einen Seitenwand des Holzgehäuses, das den Registrir- 
Apparat zum Schutz gegen Staub umgiebt, befestigt. 
Dieses Gehäuse ist nun allerdings aus trockenem Maha- 
goni-Holze angefertigt, indessen können doch kleine Ver- 
ziehungen im Laufe der Zeit erfolgen, welche dann die 
Normalpunkte am "Thermometer etwas verrücken. In 
der That hat während des ersten Sommers eine solche 
Verschiebung um 1° C. stattgefunden. Es sollte daher 
der Träger der Spirale unmittelbar an der Metallplatte 
festgemacht sein, welche dem Electromagnet, den Axen 
des Hebels und der Walzen, und insbesondere der Me- 
“ tallplatte, welche die kleine Rolle trägt, zur Befestigung 
dient. 
Da das Thermometer die Temperatur der Luft an- 
geben soll, so liess ich es zuerst auf einem isolirten, 10 
Fuss hohen Pfahle, später an der nördlichen Ecke der 
Terrasse des Neubaus auf einem 5 Fuss hohen Pfahle 
aufstellen. Um es vor dem Einfluss der Strahlung und 
vor Regen möglichst zu schützen, wurde es da von einem 
bloss nach Norden offenen Holzgehäuse umschlossen und 
gemäss den in No. 450—454 dieser Mittheilungen von 
mir angebenen Prineipien die thermometrische Spirale 
ausserdem noch von einem besondern, seitlich durch 
brochenen Metallgehäuse innerhalh des Holzgehäuses 
umgeben. 
ec) Das selbstregistrirende Anemometer und 
Ombrometer. Da die Terrasse des Neubaus ziemlich 
‚tiefer liegt als die Kuppel des Thurms der Sternwarte, 
‚so musste die Windfahne, um allseitig frei zu sein, 12 — 14 
Fuss über der Terrasse angebracht werden. Zu dem 
Ende wurde in der östlichen Ecke der Terrasse ein starker, 
