—_— 236 — 
federnd befestigt ist- Der letztere kommt gerade über 
die eine Seitenkante des erwähnten Tisches zu stehen 
und beschreibt für die Grenzstellungen jenes Stabes bei 
leerem und ganz gefülltem Gefässe einen Bogen von 
beinahe 5em Länge auf dem entsprechenden Papierrande;. 
er berührt aber das Papier bei der Ruhestellung des 
Tisches nicht, sondern erst, wenn derselbe gehoben 
wird. Die Regenmenge wird also nicht continuirlich, 
wie der Wind, sondern bloss alle 12 Minuten registrirt 
und zwar kann man dieselbe daraus bis auf !/,,mm Höhe 
sicher bestimmen. Es entspricht nämlich Imm Höhe 
gefallenen Regens eine aufgefangene und ins Gefäss ge- 
langende Wassermasse von 100 Oubic-Centimetern oder 
100 gr. Das ganze Gefäss fasst aber 500 gr, also ent- 
sprechen der ganzen Bewegnng des Stiftes um 50 mm 
diese 500gr Wasser rder 5mm gefallenen Regens und 
somit repräsentirt eine Bewegung von Imm, die noch 
mit Sicherheit zu beobachten ist, !/„nmm Regenhöhe, 
Um auch, grössere Regenmengen noch mit Sicherheit 
messen zu können, ist in die Seitenwand des Gefässes 
‘ein Heber eingesetzt, der innen bis auf den Boden geht 
und nahe am obern Rande umgebogen ist. Sowie 500gr 
Wasser im Gefäss sich befinden, so ist dasselhe so hock 
gestiegen, dass der Heber sich füllt und nun das Gefäss 
bis auf den Grund entleert. Dabei wird dieses Wasser 
einem zweiten grössern Gefi'sse zugeführt, das in ganz 
analoger Weise an einer Art Wagbalken aufgehängt ist 
und einen zweiten Bleistift neben dem ersten im Bewe- 
gung setzt. Dieses Gefäss fasst 5 Kilogramm Wasser; 
man kann somit unmittelbar eine Regenmenge bis zw 
50mm Höhe bestimmen. Ist dieses zweite Gefäss durck 
‘zehnmalige Entleerung des erstern ebenfalls angefüllt, 
‘so entleert es sich auch von selbst vermittelst eines Hebers 
in ein untergestelltes Bassin, das das Wasser nach aussen 
