— 1390 — 
abgeleitet, wo h, der auf 0° reducirte Barometerstand, 
e, die Spannung des für die Temperatur t, des nassen 
Thermometers gesättigten Wasserdampfes, t die Tem- 
peratur des trockenen Thermometers und a eine Grösse, 
deren Werth abhängt von den gewählten Einheiten für 
t und h und ausserdem von einer Reihe von Constanten 
des Wassers. Drückt man die Teinperaturen nach Cel- 
sius’schen Graden aus und gibt den Barometerstand nach 
Millimetern an, so berechnet sich zufolge den neueren 
Untersuchungen von Regnault über die Constanten des 
Wassers nach der von August entwickelten Theorie des 
Psychrometers der Werth der Constanten a für den Fall, 
dass das Wasser am feuchtem Thermometer noch nicht 
gefroren ist, zu: 
a — 0,0006373. 
Ich glaubte, diesen theoretischen Werth den von 
verschiedenen Beobachtern durch Vergleichung mit an- 
dern Hygrometern empirisch ermittelten, die durch- 
gehends etwas grösser sind, vorziehen zu müssen, da die 
letztern unter sich auch bedeutend abweichen, und für 
ein mit Eis bekleidetes Thermometer in Ermanglung 
eines empirisch bestimmten doch der theoretische Coeffi- 
zient genommen werden muss. Mittelst des obigen Wer- 
thes von a sind daher für Barometerstände von 540—750 
mm. und für Temperaturdifferenzen (t — t,) des trocke- 
nen und feuchten Thermometers von 0,°1 bis 11,°0 die 
in einer zweiten Tafel enthaltenen Werthe des zweiten, 
von e, abzuziehenden Gliedes in obiger Formel berech- 
net. Die Werthe von e, selbst aber findet man für die 
betreffende Temperatur t, des feuchten Thermometers 
aus einer dritten Tafel, welche von — 25 bis + 35° 
C. von !/,o zu "/' das Maximum der Spannkraft de® 
Wasserdampfes nach den Bestimmungen von Regrault 
