— (^4 — 



dung nach allen Richtungen des Raumes sicherte *). Er 

 nannte ihn einfach „Spectroscop^. Dieses Spectro- 

 scop bestand aus einem Messingrohr von 12 Zoll Länge, 

 an dessen einem Ende die Spalte, am andern das Flint- 

 prisma sich befand. Um das Instrument noch portativer 

 zu machen, schlug Mousson vor, die Röhre nach Art 

 der Perspective zusammenschiebbar zu fertigen, welcher 

 Vorschlag auch alsbald von den Mechanikern Herr mann 

 und Studer in Bern ausgeführt wurde. 



Da alle Comphcationen durch Scalen und Fernröhren 

 wegfielen, so konnte das Instrument zu dem civilen Preise 

 von 40 Fr. gefertigt werden ; das Haupthinderniss einer 

 Popularisirung der Spectraluiitersuchungen, der hohe Preis 

 der Instrumente nämlich, war somit beseitigt. Das Mous- 

 ßon'sche Spectroscop zeigt die stärkern der Frauenhofer'- 

 schen Linien deutlich und reicht daher für die gewöhnlichen 

 qualitativen Untersuchungen im Laboratorium vollkommen 

 aus. Mit Hülfe einer Baumschraube lässt es sich an 

 jedem Holzstativ festmacLen, und kann alsdann nach 

 jeder Lichtquelle gerichtet werden. 



Da ein FHntprisma, wenn es nicht ganz vorzüglicher 

 Qualität ist. immerhin ein nur schmales Spectrum er- 

 zeugt, und die Zerstreuung bei jeder andern Flintglas- 

 sorte wieder eine andere wird, so hat man es auch wohl 

 durch ein Hohlprisma, das mit Schwefelkohlenstoff gefüllt 

 ist, ersetzt, oder ein zweites zerstreuendes Prisma zuge- 

 fügt: man hat schliesslich auch noch, wie bei dem Kirch- 

 hoff-Bunsenschen Apparate, eine Scale, zur Verification 

 der hellen Linien, seitlich neben dem Prisma angebracht, 

 deren Bild alsdann durch Reflexion an der dem Auge 



^') Mousson. Resume de nos connaissances sur le spectre. 

 Archive des Sciences de la bibliotheque universelle. Geneve. Mars 

 1861. 



