— 67 — 



winkligen Reflexionsprismas das Spectrum in die Ein- 

 fallsrichtung zurückzuführen. Dieser Versuch gelang, 

 wie nicht anders zu erwarten, vollständig ; auch mit 

 einem gewöhnlichen Silber- oder Stahlspiegel erreichte 

 man seinen Zweck, dagegen keineswegs befriedigend, 

 aus leicht zu errathenden Gründen, mit einem belegten 

 Glasspiegel. 



Die beiden associrten jungem Mechaniker Herr 

 Herrmann und Herr Studer in Bern, ebenso sehr 

 durch ihre Strebsamkeit als durch ihre bereits mehrfach 

 bewiesene Exacticität und ihr Geschick in Construction 

 mathematischer und physicalischer Instrumente, insbe- 

 sondere au^h der Spectroscope, haben die Güte gehabt, 

 meine Idee sofort zu verwirklichen. Ihrem Eifer habe 

 ich es zu verdanken, dass ich der naturforschenden Ge- 

 sellschaft schon am T.Februar ein Hand- und Reise- 

 spectroscop vorweisen konnte, das bezugs Bequemlich- 

 keit und Portativität nichts mehr zu wünschen übrig liess 

 und dessen Preis — 40 Fr. — seiner allgemeinen Ver- 

 breitung kein Hinderniss sein kann. 



In seiner äussern Form gleicht es einem kleinen 

 Handperspectiv mit einem Auszuge. 



Die inwendiggeschwärzte messingene Röhre, in der das 

 Zerstreuungs- undReflexionsprisma — auf einer metallenen 

 Tablette drehbar — sich befinden, misst 3,6 Cm. im Lich- 

 ten und 14 Cm. in der Länge; der Auszug, der vorn die 

 verschiebbare Spalte trägt, ist noch weitere 10 Cm. lang, 

 80 dass das Rohr auf 24 Cm. oder 8 Zoll ausgezogen 

 und auf weniger als 5 Zoll zusammengestosseu werden 

 kann. 



Die Prismen können mit einem ührschlüssel richtig 

 eingestellt werden, es ragen somit an der cylindrischen 

 Bohre keine Stellschrauben vor, was für die Hand und 



