die Tasche selir unbequem wäre. Am Prismenende ist 

 die Röhre durch einen abnehmbaren Deckel; in den die 

 oblonge Ocularöffnung eingeschnitten ist, geschlossen. 



Der Hauptvortheil dieses Spectroscopes , das ich 

 wohl nicht unpassend Handspectroscop genannt habe, 

 besteht nun aber darin, dass mit demselben unmittelbar, 

 wie mit einem Fernrohr, nach der Lichtquelle (Flamme, 

 elektrischer Funke, Gestirn) visirt werden kann und man 

 auch sofort das Spectrum derselben in einer für den 

 Zweck der gewöhnlichen opto-chemischen Analyse hin- 

 reichenden Detaillirtheit erblickt. Die gewöhnlich ver- 

 zeichneten 12 Frauenhoferschen Linien sind selbst im 

 trüben Tageslicht leicht erkennbar, mit Ausnahme der 

 beiden H: nach der Sonnenscheibe gewendet treten aber 

 auch diese nebst K sehr scharf heraus, und alsdann wer- 

 den auch noch viele feinere in Grün und Blau beobachtet. 

 Die äussersten Linien im E-othen erscheinen namentlich 

 sehr scharf bei Betrachtung der untergehenden Sonnen- 

 scheibe. 



Betrachtet man gefärbte Flammen, s^> erkennt man, 

 je nach der Intensität, auf 5 bis 10 Schritte Entfernung 

 die von Bunsen und Kirchhoff abgebildeten Spectren der 

 Metalle. 



Um auch optische Absorptions Untersuchungen farbiger 

 Gläser, pflanzlicher oder thierischer Gewebe bequem an- 

 stellen zu können, Hess ich vor der Spalte zwei Messing- 

 klammern, ähnlich wie mau sie an den Objekttischen der 

 Microscope sieht, anbringen. Für Flüssigkeiten ist ein 

 besonderer Halter bestimmt, in den ein parallelopipe- 

 disches Glaskästchen gestellt wird, so dass dieses mit 

 seiner schmalen Seite die Spalte verdeckt. Der Halter 

 aber wird vom Spectroscop selbst getragen. 



