— 100 — 



Herr Prof. Wolf machte mich leider zu spät darauf auf- 

 merksam, dass dieser Pfeiler, der dem Ausclieiue nacli 

 ganz isolirt ist, an einem obern Ende durch 2 Eisen- 

 stangen, die geschickt unter dem Boden verborgen sind, 

 in unverzeihlicher Weise mit der Wand des Thurmes 

 verbunden ist. Indem wir Licht an die Oberfläche von 

 Quecksilber, welches in einer Glasschale auf das Uhr- 

 gehäuse und auch direct auf die Uhr gesetzt wurde, 

 reflectiren Hessen, zeigte sich aber, dass die Uhr trotz- 

 dem bei Betreten des Thurmes nur sehr unbedeutende 

 Erschütterungen erlitt, jedenfalls viel geringer, als an 

 ihrem frühern Standorte. 



Die mangelhafte Fadenbeleuchtung wurde da- 

 durch verbessert, dass man den Beleuchtungs Spiegel 

 herausnahm und beiderseits neu versilberte, dann den 

 östlichen Pfeiler gegenüber der Axe ebenfalls durch- 

 bohrte, in diese Oefinung ein verschiebbares Messingrohr 

 mit Linse am äussern Ende einsetzte und endlich in 

 den Focus dieser eine Mineralöllampe brachte, die durch 

 einen eisernen Träger am Pfeiler befestigt und von einem 

 Messingblechschirm umgeben ist, der nur gegenüber der 

 Linse eine Oeffnung besitzt. So befindet sich jetzt die 

 Lampe in ungefähr 0,°^8 Entfernung vom Asenende, eine 

 Erwärmung des letztern ist daher nicht mehr zu be- 

 furchten. 



Zur Erhöhung der Genauigkeit der Sonnenbeobach- 

 tungen Hess ich unmittelbar vor dem Pfeiler gegen Süden 

 hin einen Sonnenschirm anbringen. Es besteht der- 

 selbe aus einem Rouleaus von grünem Stoöe von 1°* 

 Breite mit einem Ausschnitt von der Grösse des Objek- 

 tivs. Der Halter des Rouleau's ist um einen Zapfen an 

 seinem einen Ende drehbar, so dass das Rouleaus» quer 

 über die Meridianspalte gestellt oder zur Seite geschoben 



