-werden kann: Vermittelst eines Schnurlaufs '' aii ' de)?^ 

 Wand wird das Rouleaux auf- und abgewickelt" lind' sb' 

 der Ausschnitt in die passende Höhe gebracht: ' ' '■ '' '^'^ 



Die Beobachtung des reflectirten Fadenbildeä ini' 

 Quecksilberhorizont ward naraentlich durch die jedes- 

 mal nothwendige Ox}^d- und Amalgamschicht von der' 

 Oberfläche des Quecksilbers in dem verquickten Kupfer- 

 gefässe erschwert und zeitraubend gemacht. Ich ver^^ 

 suchte, dieses, ich weiss nicht wesshalb in Uebung ge-' 

 kommene Kupfergefäss mit unreinem Quecksilber durch 

 ein weites Glasgefäss mit reinem Quecksilber, das noch 

 durch einen besondern Glasdeckel verschliessbar ist, ztti 

 ersetzen, und fand mich in meinen Erwartungen nicht' 

 getäuscht. Der Horizont konnte stets ohne Weiteres 

 zur Beobachtung gebraucht werden und das Quecksilber 

 musste seither bloss ein einziges Mal durch Filtratioil^ 

 in einem Papiertrichter mit enger Oefinung von demr- 

 hineingefallenen Staube gereinigt werden. '^ 



Leider waren wir genöthigt, nach langen, vergeb-'^ 

 liehen Unterhandlungen mit dem Besitzer des Gurten-' 

 hauses, Herrn E. von Wattenwyl-Ulrich , das vortreff-.^ 

 liehe neue Meridianzeichen auf der Dachfirst des'' 

 Gurtenhauses wegen vermeintlicher Gefahr bei Gewitteni "^ 

 wieder zu entfernen. Ich Hess daher bei Gelegenheit^' 

 des Neubaus auf der Sternwarte einen Collimatorj^ 

 einrichten. Unmittelbar vor der nördlicLen Meridian-" 



te wurde ein Steinpfeiler von 2,°"? Höhe, 0,'°3 in's' 

 Quadrat haltend und 0,'^9 tief in den Boden gehend auf- 

 gestellt und auf diesem eine Linse von Steinheil Vöi'* 

 76,7^^ OefFnung und 11,°^25 Brennweite angebrachtj|'^ 

 deren Messlngfabung eine doppelte Bewegung derselben* 

 um eine horizontale und vertikale Axe gestattete. Ein^^ 

 zweiter gleicher,' üür wenig höherer Pfeiler, in 11°* Ent- " 



