— 109 — 



und Glas zum Schutz bei den Beobachtungen im Freiea 

 angefertigt. Um den Vertikalkreis genau in den mag- 

 netischen Meridian bringen zu können, wird in der Mitte 

 derselben an der Stelle der Inclinationsnadel eine um 

 eine Axe drehbare Spitze eingesetzt, die dann durch 

 Uebergewicht sich selbst vertikal einstellt und einer 

 leichten mit Achathütchen versehenen Declinationsnadel 

 ab Drehungsaxe dient. Da die Länge dieser Nadel nahe 

 dem Durchmesser des Kreises gleich ist und sie an den 

 Enden in scharfe Spitzen ausläuft; so kann die Einstel- 

 lung auf den Meridian auf weniger als V2 Minute genau 

 geschehen. Nun ist aber, wenn a den Winkel der Kreis- 

 ebene mit dem magnetischen Meridian und i die dabei 

 beobachtete Inclination darstellt, die wahre Inclination 

 gegeben durch: 



tang. i =: tang. i, cos a. 

 Angenommen, es sei i für Bern = 63°, so kommt, 

 wenn a z=: 30' wäre; 



tang. 



z= tg. 63<5 0,999932 



Die Abweichung von 3" vom wahren Werthe ist 

 iaber bei unsern Inclinationen , wo sich zwischen auf^ 

 einanderfolgenden Einstellungen eine durchschnittliche 

 Differenz von 2* zeigt, zu vernachlässigen. '■''^ eJii::>ui 



Nachdem die Drehungsaxe vermittelst dcrV^'neWü 

 dem Vertikalkreis auf der grossen Messinprplatte befes- 

 tigten Libelle vertikal gestellt war, Avurde nun unter- 

 sucht, ob bei dieser Stellung auch die Nulllinie der 

 KreistheiluDg horizontal, resp. die Verbindungslinie der 

 beiden Theilstriche von 90^ vertikal sei. Mau befestigte 

 zu dem Ende ein kleines Senkel mit Spitze oben, so 

 dass es vom Theilstrich von 90^ herabhing, und korri- 

 girte nun so lange die Stellung des Kreises auf den 



