— 114 — 



ten diessmal genau bestimmt werden. Ich benutzte dazu 

 das von den Herren Hermann und Studer für das pby* 

 sikalische Cabinet ausgefüiirte, vortreffliche Cathetometer, 

 Dasselbe unterscheidet sich von dem Regnault'schen da- 

 durch, dass die eiserne Säule nicht einem Messingcylin- 

 der mit Ansätzen, sondern einem hohlen Prisma von 

 Kanonenmetall als Stütze und Drehungsaxe dient. Die 

 Millimeter- Theilung ist auf Silber angebracht und be- 

 sitzt zufolge einer genauem Untersuchung im Maximum 

 einen Fehler von 0,03'°°', der mittlere Fehler ist 0,01 bis 

 0,02°°^. Mit dem Nonius liest man direkt 0,02°^^ ab, mit 

 der Micrometertrommcl 0,01™™. Zur Anstellung der 

 Messung wurde der Eing auf eine horizontale Spiegel- 

 glasplatte gestellt, als Mittel aus den Messungen des 

 Innern und äussern Durchmessers an verschiedenen 

 Stellen fand man: 



D = 49,380™™ und d = 31,675™™. 



Hieraus berechnet sich das Trägheitsmoment des 

 Bings zu; 



Ni = 32809840. 



Die Schwingungsdauern Ta und Tb des Magnet- 

 stabs mit und ohne Ring wurden vermittelst des oben 

 beschriebenen Chronographen beobachtet. Man hing den 

 Magnetstab an einem starken, circa 2™ langen Cocon- 

 faden auf, schob von unten ein Becherglas über den- 

 selben, auf dessen Boden eine Kreistheilung auf Papier 

 gelegt war und das nachher oben noch mit 2 Glasplatten 

 bedeckt wurde; ein auf die letztere gelegtes, rechtwink- 

 lichtes Glasprisma gestattete aus der Ferne mit einem 

 Fernrohr scharf die Grösse der Amplituden zu beob- 

 achten. Nachdem die Schwingungsdauer aus 20 Schwin- 

 gungen annähernd bestimmt worden war, wurde ver- 

 mittelst des Chronographen zuerst bei unbelasteten Ma* 



