— 120 — 



i. Centralstation. 



Zu den im Bericht des vorigen Jahres beschriebenen 

 Registrirapparaten ist gegen Ende dieses Jahres ein 

 selb stregistrirendes Barometer hinzugekommen. 

 Dasselbe ist wie die frühern Apparate nach meiner An- 

 gabe in der eidg. Telegraphenwerkstätte durch den Chef 

 derselben, Hrn. Hasler, in höchst befriedigender Weise 

 ausgeführt worden. Als Barometer wählte ich hiebei das 

 Wagbarometer, wie es zuerst von Secchi in Rom ange- 

 geben worden ist. Wenn nämlich die Röhre eines Ge- 

 fässbarometers; statt mit dem Gefäss fest verbunden zu 

 werden, frei am einen Arme einer Wage aufgehängt ist, 

 so muss man zur Herstellung des Gleichgewichts in die 

 andere Wagschale ein Gewicht legen, das gleich ist dem 

 Gewicht der gehobenen Quecksilbersäule mehr dem Ge- 

 wicht der Barometerröhre. Die Quantität Quecksilber, 

 welche bei wachsendem Luftdruck in die Röhre tritt, bei 

 abnehmendem herausgeht, wird das Gleichgewicht der 

 Wage stören und zur Herstellung desselben das Auflegen 

 und Wegnehmen eines gleichen Gewichts auf der Wag- 

 ßchale erfordern. Die Veränderungen des Luftdrucks 

 werden also hier gewogen und desshalb bietet die An- 

 wendung des Wagbarometers zur Registrirung mehrere 

 Vorzüge vor der gewöhnlichen Methode der Registrirung 

 des Barometerstandes durch einen Schwimmer im offenen 

 Schenkel eines Heberbarometers dar. Da der Luftdruck 

 gewogen wird, so braucht man nämlich auf die Tempe- 

 ratur keine Rücksicht zu nehmen, die sonst ebenfalls 

 durch ein besonderes Thermometer registrirt werden 

 müsste. Ferner kann man die Empfindlichkeit für die 

 Registrirung resp. die treibende Kraft beliebig dadurch 

 vergrössern, dass man die Barometerröhre von grösserm 

 Durchmesser nimmt. Endlich lasst sich das Instrument 



