~ 121 — 



leicht 80 einrichten, dass man mit Hülfe eines Katheto-.' 

 meters unmittelbar den Barometerstand ablesen und so 

 die Angaben desselben auf absolute Werthe zurückführen 

 kann. 



Die Barometerröhre unsers Instrumentes hat einen 

 innern Durchmesser von bloss ö™'", am obern Ende ist 

 aber ein Gefäss von 32™™ innerm Durchmesser ange" 

 schmolzen, dessen cylindrischer Theil eine Höhe von 

 60™™ besitzt. Unten taucht die Röhre in ein 50™™ in's 

 Quadrat haltendes und 120™™ hohes, halb mit Queck- 

 silber gefülltes Holzgefäss, bei dem 2 gegenüberstehende 

 Wände durch Spiegelglasplatten gebildet werden. Oben 

 ruht das Gefäss in einem Bügel, vermittelst dessen die 

 Röhre am einen circa 150™™ langen Arme eines Messing- 

 wagbalkens mit Stahlhaken und Stahlschneide aufge- 

 hängt ist. Der andere Arm dieses Wagbalkens ist unter 

 einem Winkel von ungefähr 45^ nach unten gebogen 

 und läuft in einen cylindrischen Eisenstab aus, an dem 

 ein Laufgewicht von ungefähr 72 Kilogramm verschieb- 

 bar ist. Durch Verschiebung dieses Gewichts und durch 

 Heben und Senken des untern fixen Quecksilbergefässes 

 brachte man es dahin, dass beim mittlem Barometer- 

 stand das Quecksilberniveau in dem Gefäss oben sich 

 annähernd in der Mitte desselben befindet, der Zeiger 

 des Wagebalkens eine vertikale Stellung annimmt und 

 damit zugleich ungefähr über der Mitte des 100™™ breiten 

 Papierstreifens steht, auf welchem die Registrirung in 

 analoger Weise wie beim Thermometer ausgeführt wer- 

 den soll. Zu dem Ende ist unten an dem ungefähr 

 300™™ langen, federnden Zeiger eije Stahlspitze ange= 

 bracht, welche vermittelst einer Gabel, in der sich der 

 Zeiger bewegt , zur Zeit des Stromesschlusses in das 

 Papier eingedrückt wird. Im Uebrigen entspricht dieser 



