— 122 — 



Theil des Apparates ganz der Registrirvorrichtung beim ' 

 Thermometer; nur ist die Verbesserung getroffen ; dass . 

 alle diese Theile von Metall und auf einer metalleneu, jf) 

 Bodenplatte festgeschraubt sind. Mit derselben Boden- 

 platte ist endlich auch der metallene Träger verbunden, 

 auf welchem die mittlere Schneide des Wagebalkens 

 aufliegt. Dadurch sind merkliche Veränderungen in den 

 einmal bestimmten Kormalpunkten des Apparates aus- 

 geschlossen. Zu demselben Zwecke ist der Apparat an 

 der dicken eichenen Eückwand eines Glasgehäuses fest- 

 geschraubt, welches seinerseits an der Wand des Zim- 

 mers festgemacht ist ; auch ist das Quecksilbergefäss 

 durch einen besondern Träger von Mahagoniholz an 

 derselbenen eichenen Rückwand befestigt. Zur Bestim- 

 mung von Normalpunkten behufs Reduction der Auf- 

 zeichnungen auf absolute Werthe wird vor dem Apparat 

 ein Kathetometer aufgestellt und mittelst desselben un- 

 mittelbar an dem Wagbarometer selbst die Niveaudiffe- 

 renz des Quecksilbers in der Eöhre und im Gefäss zur 

 Zeit der Markirung gemessen. Behufs der Reduction 

 auf 0*^ wird die Temperatur des Quecksilbers an einem 

 Thermometer abgelesen, das in eine besondere Röhre 

 mit Quecksilber eingetaucht ist und dessen Gefäss in 

 einer Höhe entsprechend der Mitte der gehobenen Quek- 

 silbersäule liegt; die Temperatur der Scale wird durch 

 ein besonderes Thermometer am Kathetometer ange- 

 geben. Vorläufige Messungen dieser Art haben ergeben, 

 dass die seitliche Bewegung der Zeigerspitze für 1°^" 

 Aenderung im Barometerstande 2,3"^"" beträgt und zwar 

 für die ganze Breite des Papiers. — Da das selbstregi- 

 strirende Anemometer wegen der Auslösung des Lauf- 

 werks eines viel stc'rkern Stromes bedarf als dieses 

 Registrirbarometer und das Thermometer, so wurde der 



