— 123 — 



neue Apparat in den Stromkreis von 12 der früher be- 

 schriebenen Elemente so eingeschaltet, dass der ganze 

 Strom nur durch das Anemometer geht und sich dann 

 in 2 Zweige spaltet, in deren einem das Thermometer, 

 im andern das Barometer sich befindet. 



Was die früher beschriebenen Instrumente betrifft, 

 so hat das Registrir-Thermometer auch im Laufe 

 dieses Jahres seine Aufzeichnungen mit vollkommener 

 Sicherheit ausgeführt. Das selbstregistrirende Ane- 

 mometer und Ombrometer dagegen erforderte an- 

 fänglich noch mancherlei kleine Veränderungen, ehe es 

 einen regelmässigen Gang zeigte. Wir besitzen voll- 

 ständige Aufzeichnungen desselben von den Monaten 

 Juli, August und September. Aus diesen geht hervor, 

 dass das Instrument von den Aenderungen der Richtung 

 und Stärke des Windes ein sehr anschauliches Bild ent- 

 wirft, das auch ein ganz getreues genannt werden könnte, 

 wenn die Fahne etwas beweglicher wäre. So aber gehen 

 kleine Aenderungen der Windrichtung bei geringer 

 Stärke des Windes verloren. Die mittlere Stärke und 

 mittlere Richtung des Windes in einer Stunde lässt sich 

 annähernd aus der gewissermassen strahligen Schraffi- 

 rung, welche der Bleistift namentlich hei etwas starkem 

 Winde macht, ableiten ; ein genaues Mass aber für die 

 im Laufe einer Stunde an der Windfahne vorbeigegangene 

 Luftmasse kann durch dieses Instrument nicht erhalten 

 werden. Da nun zudem jede Stunde ein 100°^°^ breites Stück 

 des Papierstreifens abläuft, so nehmen die Aufzeich- 

 zeichnungen eines Monats einen Papierstreifen von 72°^ 

 oder 240' Länge in Anspruch, wodurch die Uebersicht- 

 lichkeit bei der Bearbeitung sehr erschwert wird. Na,- 

 mentlich macht diess aber die Bearbeitung der Ombro- 

 meteraufzeichnungen fast unmöglich. Aus diesem Grunde 



