- 28 — 



dieser Idee, so dass ich erst im September des vorigen 

 Jahres darauf bezügliche Versuche anstellea konnte. 



Das neue Saccharimeter hätte zu bestehen aus dem 

 modificirten Savart'schen Polariscop, d. h. also aus 2 ge- 

 kreuzten, unter 45*^ zur optischen Axe geschnittenen, je 

 2Qtnm (Jicken Quarzplatten, deren feines Fransensystem 

 in polarisirtem Lichte mit einem schwach vergrössern- 

 den astronomischen Fernrohr (Objectiv v. 33°^°^ Brenn- 

 weite, Ocular V. 24°^™ Brennweite) betrachtet wird. Das 

 letztere ist auf die Unendlichkeit eingestellt, besitzt ein 

 Fadenkreuz und vor dem Ocular ein Nicorsches Prisma. 

 Vor diesem Polariscop würde die mit der zu untersuchen- 

 den Zuckerlösung gefüllte Röhre aufgestellt und das auf 

 die letztere einfallende Licht durch ein Foucault'sches 

 Kalkspath-Prisma polarisirt, das um seine Axe drehbar 

 ist. Die Grösse dieser Drehung wäre vermittelst eines 

 Verniers an einem kleinen, in ganze Grade getheilten 

 Kreise abzulesen. 



Mein Photometer lässt sich ohne Weiteres in ein sol- 

 ches Saccharimeter verwandeln. Man entfernt nämlich 

 bloss das Kalkspath-Rhomboeder aus der Köhre zwischen 

 dem Polariscope und dem Foucault'schen Prisma und er- 

 setzt dasselbe durch eine Röhre mit Zuckerlösung. Ich 

 konnte daher die Leistungsfähigkeit des neuen Instru- 

 ments sofort prüfen. Um dabei zugleich einen Vergleich 

 mit dem gegenwärtig am häufigsten gebrauchten Soleil'- 

 schen Saccharimeter, das das bequemste und genauste 

 der bisherigen Instrumente dieser Art ist, zu erhalten, 

 stellte ich gleichzeitig untar denselben Umständen ent- 

 sprechende Beobachtungen mit einem derartigen Instru- 

 mente an, das dem chemischen Laboratorium angehört 

 und mir hiezu gütigst von Herrn Prof. Schwär zenbach 

 geliehen wurde. Dasselbe wurde vorher ganz auseinan- 



