— 29 — 



der genommen, gereinigt und neu justirt. Bei den Beob- 

 achtungen schaltete ich stets zuerst die 100"^™ lange Glas- 

 röhre entweder leer oder mit destillirtem Wasser gefüllt 

 ein und bestimmte so zuerst den Ausgangspunkt auf der 

 linearen Scale dieses Instrumentes, der nicht immer mit 

 dem Nullpunkt derselben übereinstimmte. Hernach wurde 

 die Eöhre mit Zuckerlösung gefüllt, und die Verschiebung 

 des Verniers beobachtet, die zur Herstellung des glei- 

 chen Farbentons auf den beiden Hälften der Doppel- 

 quarzplatte nothw endig war. Eine Vergleichung mit mei- 

 nem Instrumente ergab, dass einem Theil der linearen 

 Scale gerade Va*^ Drehung der Pol. -Ebene entspreche. 

 Analog verfuhr ich bei meinem Instrumente. Bei leerer, 

 oder mit Wasser gefüllter ßöhre, die eine Länge von 

 bloss 50°^^ hatte, wurde das Foucault'sche Prisma bis zum 

 Verschwinden der Farbfransen im Polariscop gedreht, 

 der Stand des Verniers abgelesen, dann das Polariscop 

 abgeschraubt, die Röhre herausgenommen , mit Zucker- 

 lösung gefüllt und wieder eingesetzt, das Polariscop in 

 dieselbe Stellung wie vorher wieder aufgeschraubt, was 

 an einer Marke zu erkennen war, und endlich wieder 

 durch Drehen des Prismas das Verschwinden der Farb- 

 fransen herbeigeführt. Die Differenz der letztern Stel- 

 lung {des Verniers und der frühern gab unmittelbar die 

 Drehung der Pol. -Ebene durch die Zuckerlösung. Bei 

 allen Versuchen wurde eine Zuckerlösung benutzt, welche 

 bei 100""^ Länge die Polarisationsebene für gelbes Licht 

 um 2172° drehte, also in 1 Liter Lösung 298 Gramm 

 Rohzucker enthielt. 



Die bei verschiedenen Beleuchtungen angestellten 

 Versuche ergaben nun folgende Resultate. 



Das Soleil'sche Saccharimeter, das wegen der vielen 

 Stücke, die es enthält, sehr viel Licht absorbirt, erreicht 



