— So- 

 das Maximum seiner Leistungsfähigkeit nur, wenn das 

 Auge sorgfältig vor Seitenlicht geschützt wird, d. h, 

 das Instrument im verdunkelten Zimmer entweder durch 

 eine Oefinung im Fensterladen gegen den hellen Him- 

 mel oder gegen einen vor dem Fenster aufgestellten ge- 

 ölten Papierschirm oder dann gegen eine Lampe gerich- 

 tet wird, welche hinter einem undurchsichtigen Schirm 

 mit entsprechender OefFnung, oder noch besser in einer 

 Duboscq'schen Laterne aufgestellt ist. Dieses Maximum 

 der Leistungsfähigkeit, d. h. der mittlere Fehler der ein- 

 zelnen Einstellungen, betrug unter den angegebenen Um- 

 ständen für mein Auge 1*^ Winkeldrehung, gleichviel ob 

 die Eöhre mit Wasser oder mit Zuckerlösung gefüllt war. 

 War dagegen mein Auge wie z. B. bei der unmittelba- 

 ren Beobachtung im hellen Zimmer nicht gehörig vor 

 Seitenlicht geschützt, so stieg der mittlere Beobachtungs- 

 fehler auf IVa^. Nach Biot und Clerget berechnet man 

 nun aus der Drehung der Pol. -Ebene die Concentration 

 einer Rohrzucker-Lösung, d. h. das in 1 Liter der Lösung 

 enthaltene Gewicht Zucker in Grammen nach der Formel : 



G = 1391. 



1 



wo 1 die Länge der Flüssigkeitssäule in Millimeter und v 

 den beobachteten Drehungswinkel im weissen oder gel- 

 ben Licht darstellen. Meinem obigen Beobachtungsfehler 

 von P beim Soleil'schen Saccharimeter entspricht daher 

 ein Fehler d. G. in der Bestimmung des Zuckergehalts, 

 der gleich ist: 



d G = 1391.-^ = 13,91 



d. h. die Genauigkeit betrüge bloss 1 Procent oder in 1 

 Liter Zuckerlösung könnte ein Mehr oder Weniger von 

 13,9 Gramm nicht mehr erkannt werden. 



