— 32 - 



diesen Beobachtungsfehlern in der Bestimmung der Con- 

 centration der Zuckerlösung ein Fehler von 0,7 resp. 

 0,2 Gramm Zucker entsprechen. 



Das neue Saccharimeter kann demgemäss auf folgende 

 Vorzüge Anspruch machen : 



1) Dasselbe gewährt unter den günstigsten Umstän- 

 den eine 60 Mal, unter den ungünstigsten immer noch 

 eine 5 Mal grössere Genauigkeit als die bisherigen In- 

 strumente der Art. Diese grössere Genauigkeit kann 

 entweder zu einer schärfern Bestimmung des Zuckerge- 

 haltes resp, des Drehungsvermögens irgend einer Flüssig- 

 keit benutzt werden, oder wo dies nicht angestrebt wird, 

 können die Drehungsvermögen von 5 — 60 Mal kürzern 

 Flüssigkeitssäulen mit derselben Genauigkeit wie bisda- 

 hin ermittelt werien. Das Letztere wird namentlich da 

 mit Vortheil zur Anwendung kommen, wo entweder nur 

 geringe Mengen einer Flüssigkeit zur Disposition stehen 

 oder dann die Flüssigkeit in dicken Schichten zu opak 

 wird. 



2) Es kann bei jeder Art von Beleuchtung und den 

 verschiedenartigsten Färbungen der zu untersuchenden 

 Flüssigkeiten gebraucht werden, 



3) Wegen einfacherer Construction lässt sich das- 

 selbe zu einem bedeutend billigern Preise herstellen als 

 das Soleil'sche Instrument. 



4) Dasselbe kann leicht in eine solche Form gebracht 

 werden, dass man es beim Gebrauch bequem in der Hand 

 halten und nach der Lichtquelle hin visiren kann. 



Herr Optiker Hof mann (Rue de Buci 3) in Paris hat 

 es übernommen, das neue Instrument zu einem möglichst 

 billigen Preise und in bequemer Form zu erstellen. 



