— 158 — 



stände zu vermeiden, welche sich beim Gebrauch des 

 altern ergeben hatten. Es war also zunächst darauf zu 

 sehen, dass die Markirung nicht durch sich rasch ab- 

 nutzende Bleistifte, sondern wie beim Barometer und 

 Thermometer durch Spitzen geschehe, welche in das 

 Papier eingedrückt werden, und dass wie bei den letz- 

 tern Instrumenten nach jeder Markirung das Papier bloss 

 um circa 1™™ fortgeschoben werde, wodurch entspre- 

 chende Curven wie bei diesen erhalten würden. Die 

 Wahl dieses Princips involvirte nun unmittelbar eine 

 Trennung der Vorrichtung zur Registrirung der Rich- 

 tung des Windes von der zur Registrirung der Stärke 

 und von der zur Aufzeichnung des Niederschlags. Für 

 die Registrirung der Windrichtung wurde ferner adop- 

 tirt, dass die unmittelbare Aufzeichnung der 8 Haupt- 

 Windrichtungen für die Praxis genüge, und für die Mes- 

 sung der Windstärke erschien es statt der Aufzeichnung 

 der stossweisen Hebung einer Tafel durch den Wind vor- 

 theilhafter und genauer, die Zahl der Umdrehungen zu re- 

 gistriren, die ein durch den Wind getriebenes Flügelrad in 

 einer bestimmten Zeit macht. Es ist Herrn Hasler, Chef 

 der eidgen. Telegraphen- Werkstätte, gelungen, zwei In- 

 strumente zn construiren, welche diesen Anforderungen 

 vollkommen genügen und bereits zu grösster Zufrieden- 

 heit während der schlimmsten Jahreszeit functionirt haben. 

 Der neue Windrichtungsmesser besteht aus einer 

 gewöhnlichen Windfahne von der Einrichtung der früher 

 beschriebenen, deren Stange unten mit einer Stahlspitze 

 in der konischen Vertiefimg eines Schraubenkopfes auf- 

 ruht, während ihr in der Nähe des obern Endes durch 

 einen Konus Führung gegeben wird, der sich in einer 

 entsprechenden konischen Vertiefung einer die Stange 

 umgebenden Hülse bewegt. Diese Hülse ist auf dem 



