— 163 — 



gehemmt wird, wodurch das vorher aufgewundene Stahl- 

 band gerade wieder so weit abgewickelt wird, dass dann 

 nach dem Herausziehen der Spitze aus dem Papier der 

 Schlitten durch das die Stahlfedern wieder spannende, 

 d. h. nach der andern Seite ziehende Gewicht zum Aus- 

 gangspunkt zurückgeführt wird. — Im Uebrigen wird, 

 wie bei den andern Apparaten, durch eine ganz gleiche 

 Vorrichtung der Papierstreifen nach jeder Markirung um 

 circa 1™™ weiter geschoben. 



Bei beiden Instrumenten sind die Registrirvorrich- 

 tungen zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit zu- 

 nächst von besondern Glasgehäusen umgeben, die zusam- 

 men in einen grössern Holzkasten auf der Terrasse der 

 Sternwarte gestellt sind. Ueber das Dach des letztern 

 ragen die Windfahne und der Windflügel noch um un- 

 gefähr Y2 Meter empor. 



Als diese Apparate in die Schliessung der bisheri- 

 gen Registriruhr sammt dem Thermometer, Barometer 

 und altern Anemometer eingeschaltet wurden, musste die 

 Zahl der galvanischen Elemente, um zum Betrieb aller 

 Instrumente auszureichen, auf 24 vermehrt werden. Nun 

 haben die bisherigen Erfahrungen gelehrt, dass die gal- 

 vanische Batterie, wenn sie ganz sicher wirken soll, alle 

 Halbjahre ganz auseinander genommen und vollständig 

 gereinigt werden muss, namentlich müssen die Kohlen 

 durch längeres Liegen in fliessendem Wasser ausge- 

 waschen werden. Damit aber in Folge dessen die conti- 

 nuirliche Registrirnng der Instrumente nicht unterbrochen 

 werde, ist es nothwendig, gerade doppelt so viel Elemente, 

 als zum Betrieb erforderlich sind, zu besitzen, so das& 

 alle Halbjahre gewechselt werden kann. Die Anschaffung 

 von 24 weitern Elementen hätte eine einmalige Ausgabe von 

 240 Fr. zur Folge gehabt und dazu wären dann alle Semester 



