— 164 — 



die nicht unbedeutenden Kosten der Reinigung und neuen 

 Füllung von 24 Elementen hinzugekommen. Ich zog es 

 daher gemäss dem Rathe des Herrn Hasler vor, für eine 

 neue Registrir -Uhr eine einmalige Ausgabe von circa 

 200 Fr. zu machen und diese so einrichten zu lassen, 

 dass 12 Elemente zum Betrieb aller Apparate voll- 

 ständig ausreichend sind. Diese Uhr löst jetzt nicht alle 12^ 

 sondern alle 10 Minuten ein Laufwerk aus, das durch 

 Umdrehung eines Rades in kurzen Intervallen drei ge- 

 sonderte, von den Polen derselben 12- elementigen Bat- 

 terie ausgehende Leitungen schliesst; in die eine Leitung 

 sind das Thermometer und Barometer eingeschaltet, in 

 die zweite die beiden Windmessungsinstrumente, in die 

 dritte das ältere Anemometer, das indessen demnächst 

 durch einen neuen bereits in Arbeit genommenen, selbst- 

 registrirenden Regenmesser ersetzt werden soll. Das 

 ältere Anemometer wird dann wieder in den Schliessuugs- 

 kreis der altern Registrir-Uhr eingeschaltet vrerden. 



Im Laufe dieses Jahres Hessen wir ferner ein neues 

 Registrir-Thermometer in der eidgen. Telegraphen- 

 vrerkstätte anfertigen, welches nach ganz denselben Prin- 

 cipien wie das alte construirt wurde, bei dessen Anferti- 

 gung man aber die an dem altern Instrumente bereits in 

 Kr. 524 — 527 Seite 230 und 231 gerügten Uebelstände 

 verbesserte. Die Breite des Papierstreifens wurde von 

 70™™ auf 100™™ vergrössert, so dass nunmehr bei ziem- 

 lich gleicher Empfindlichkeit, d. h. bei einem Ausschlag 

 der Zeigerspitze von 1,65™™ für 1^ Celsius diese Breite 

 einer Temperaturvariation von 60^ C. entspricht. Diese 

 ist aber grösser als die Differenz der bis dahin beob- 

 achteten absoluten Extreme, die Herr Prof. B. Studer in 

 seiner Arbeit ^über die natürliche Lage von Bern^' zu 

 -58^,8 C. angibt. Man braucht daher die thermometrische 



