— 166 — 



die auf 2, 6, 10 etc. Uhr kommenden Punkte einfach 

 mit kürzern Strichen bezeichnet wurden, die Markirungen 

 jedes Tages wurden zudem mit einer Klammer zusam- 

 mengefasst und unten das Datum hingeschrieben. Vom 

 1. Juni bis 30. November erfolgte dann auch noch die 

 im Pflichtenheft dem Assistenten vorgeschriebene eigent- 

 liche Bearbeitung dieser Aufzeichnungen nach folgendem 

 Modus. Nach eigenen; in der in Nr. 524—527 Seite 230 

 angegebenen Weise gemachten Bestimmungen von Nor- 

 malpunkten am altern Instrumente berechnete der 

 Assistent für dieses den einem Centesimal-Grad entspre- 

 chenden Ausschlag der Zeigerspitze nach Millimetern 

 (beiläufig 1,50), sowie die der Längsfurche in der Mitte 

 des Papiers entsprechende absolute Temperatur (17^,4 C), 

 Hess darnach von den HH. Hermann & Studer auf 

 durchsichtigem Hornpapier eine Scale anfertigen, deren 

 Striche um den berechneten Betrag eines Centesimal- 

 Grades von einander abstehen und wobei die der Längs- 

 furche entsprechende absolute Temperatur noch durch 

 einen besondern längern Strich angegeben ist. Legt 

 man das Blatt auf den Papierstreifen und bringt letztere 

 (Längsfurche und längerer Strich) zur Coincidenz, so 

 können also unmittelbar an der Scale die den einzelnen 

 Punkten entsprechenden Temperaturen nach ganzen Gra- 

 den abgelesen und die Zehntel- Grade geschätzt werden. 

 Auf diese Weise wurden für jeden Tag den Aufzeich- 

 nungen die den Beobachtungsterminen auf den gewöhn- 

 lichen Stationen, 7 Uhr Vormittags und 2 und 9 Uhr 

 Nachmittags, entsprechenden Temperaturen entnommen, 

 daraus nach der üblichen Formel 



T _ vn -h II + 2. IX 



^ — 4 



die Mitteltemperatur T berechnet und diese mit der aus 



