— 168 — 



Beobachtung und Berechnung eine mittlere Differenz vonr 

 bloss 0^,09; die Fundamentaltemperaturen variirten dabei 

 zwischen 5^,3 und 26^,5 C. 



Die Resultate dieser Bearbeitungen, d. h. das Mittel 

 aus den Terminstemperaturen und die wahre Mitteltem- 

 peratur; sowie ihre Differenz wurden vom Assistenten in 

 ein besonderes Buch eingetragen. Die Publication der- 

 selben wird anderwärts erfolgen. 



Ebenso regelmässig und sicher functionirte während 

 des ganzen Jahres das selbs tregistrirende Baro- 

 meter. Der Papierstreifen wurde auch da wie beim 

 Thermometer vom 1. Januar bis 30. November durch 

 den Assistenten allmonatlich abgeschnitten und die Punkte 

 nachgezählt; eine weitere eigentliche Bearbeitung dieser 

 Aufzeichnungen erfolgte aber nicht. Im September machte 

 zwar derselbe einen Versuch zur Entwerfung einer Scale 

 nach Beobachtungen, welche Herr Jenzer im Februar 

 und März zu einem andern Zwecke an Barometern auf 

 der Sternwarte in meinem Auftrage gemacht hatte. 

 Dieser Versuch fiel namentlich deshalb sehr unbefriedi- 

 gend aus, weil ein grosser Theil dieser Beobachtungen 

 aus folgendem Grunde mit den gleichzeitigen Aufzeich- 

 nungen des Registirbarometers nicht vergleichbar war^ 

 Es ist gegenwärtig an dem letztern noch keine Vor- 

 richtung angebracht, welche das Anhängen des Queck- 

 silbers an der Wandung der Glasröhre bei abnehmen- 

 dem Barometerstande vor der Registrirung beseitigt. 

 Für die Registrirungen im Ganzen genommen hat di ser 

 Uebelstand eine um so geringere Bedeutung, da dadurch 

 bloss das Fallen des Barometers in der Registrirung 

 etwas verzögert wird und zudem die Vorschrift besteht^ 

 jeden Tag bei Aufzeichnung der Controllmarke die Röhre 

 etwas aus dem QueeksÜbergefäss nach erfolgter Registri- 



