- 169 — 



rung herauszuziehen. Bei der Vergleichung aber ein- 

 zelner Aufzeichnungen mit gleichzeitigen Messungen an 

 andern Barometern müssen sich offenbar die daraus ent- 

 springenden Fehler 8ehr bemerklich machen. Es wur- 

 den daher in der Art, wie dies bereits von Anfang an 

 vorgesehen war und auch schon in Nr. 546 und 47 Seite 

 122 dieser Mittheilungen angegeben worden ist; an dem 

 Wagbarometer selbst eine grössere Zahl kathetometrische 

 Messungen des Barometerstandes gleichzeitig mit Regi- 

 strirungen gemacht, dabei aber stets die Vorsicht ge- 

 braucht, unmittelbar vor der Messung und Registrirung 

 das Anhängen des Quecksilbers durch eine Aufwärts- 

 bewegung und schwache Erschütterung der Röhre zu be- 

 seitigen. Man benutzte hiezu das vortreff'liche, von den 

 HH. Hermann und Studer construirte Kathetometer 

 des physik. Cabinets, das bereits in Nr. 543 — 45 S. 114 

 kurz beschrieben worden ist. Die Messungen wurden 

 im Laufe des Octobers und zu Anfang des Novembers zum 

 Theil von Herrn Simler, zum Theil von Herrn Jenzer 

 und mir angestellt und darauf aus den 38 Beobachtungen 

 und ihrer Vergleichung mit den Registrirungen nach der 

 Methode der kleinsten Quadrate wieder folgende Formel 

 durch Herrn Jenzer berechnet: 



inni 



h = 712,43 zb 0,43556 . b, 

 nach welcher die Reduction der Aufzeichnungen auf ab- 

 solute Werthe vorgenommen werden kann, indem h den 

 auf 0" reducirten Barometerstand in Millimetern angibt, 

 der einem um b Millimeter von der Längsfurche in der 

 Mitte des Papierstreifens abstehenden Markirpunkte ent- 

 spricht. Es entspricht also der Längsfurche der Baro- 

 meterstand: 712'°™, 43, der nur um 0'"°^,07 von dem mitt- 

 lem Barometerstand in Bern abweicht; und der Ausschlag 



der Zeigerspitze für 1 ^^ Variation im Barometerstand 

 Bern. Mittheil. 574. 



