— 170 — 



beträgt : 2°^"^,296. Eine besondere fractionirte Rechnung 

 zeigte noch, dass innerhalb der Grenzen der Beobach- 

 tungen, d. h. von 698,9 bis 723'^°^,3 Barometerstand oder 

 von 31™™,6 diesseits bis 25™°^,8 jenseits der Längsfurche 

 auf dem Papierstreifen die Ausschläge den Aenderungen 

 des Barometerstandes in der That proportional seien. 

 Dies beweist auch die Kückwärtsberechnung der Baro- 

 meterstände vermittelst der obigen Formel, welche diese 

 Proportionalität voraussetzt; die mittlere Differenz der 

 beobachteten und so berechneten Werthe beträgt bloss : 

 0™'",20. Die Scale auf Hornpapier zur unmittelbaren 

 Ablesung der Barometerstände aus den Aufzeichnungen 

 wurde dem Obigen zufolge von den Herren Hermann 

 und Studer so ausgeführt, dass man den Raum von 

 2296"^^ in 1000 gleiche Theile theilte und 0°^°^,98 über 

 dem 712°^"^ Barometerstand entsprechenden Theilstriche 

 die längere Linie zog, welche bei der Ablesung mit der 

 Längsfurche zur Coincidenz gebracht werden muss. 



Es wurden endlich auf der Centralstation vom 1. Juni 

 bis 30. Novbr. täglich Nachmittags um 2 Uhr vom 

 Assistenten und in dessen Abwesenheit von Herrn Jenzer 

 zur Controlle und Ergänzung der auf dem Münsterthurme 

 angestellten Beobachtungen alle für die gewöhnlichen 

 Stationen vorgeschriebenen Aufzeichnungen gemacht. 

 Als Ombrometer benutzte man hiebei das früher er- 

 wähnte ältere, durch einen Zinkblechaufsatz auf 1000 

 Quadrat-Centimeter erweiterte Instrument. Das Psychro- 

 meter mit Ziukblechgehäuse hat die in Nr. 450 — 454 

 S. 108 — 110 dieser Mittheilungen beschriebene Einrich- 

 tung und ist in einem 1"',2 langen und 0™,6 hohen und 

 tiefen, unten und nach Norden zu offenen, doppelwandi- 

 gen Holzgehäuse angebracht, das in 3°^ Höhe über dem 

 Erdboden an zwei Pfählen befestigt ist. Zur Beobach- 



