— 171 — 



timg der Windrichtung wurde auf den Blitzableiter der 

 Sternwarte eine Windfahne , wie sie in Nr. 524 — 27 

 S. 221 beschrieben ist, aufgesetzt. Das von den HH. Her- 

 mann und Studer construirte Wandbarometer endlich 

 hat die für die neu errichteten schweizerischen Stationen 

 adoptirte Einrichtung, die sich ausser der exactern Aus- 

 führung nur durch einige unwesentliche Verbesserungen 

 von der in Nr. 468 für die Instrumente der ßerner Sta- 

 tionen angegebenen unterscheidet. Zur Bestimmung der 

 wegen der Capillarität an diesem und den übrigen ent- 

 sprechenden Instrumenten anzubringenden Correction 

 wurden zugleich mit den oben erwähnten Normalpunkts- 

 bestimmungen am Registrirbarometer Vergleiche mit den 

 Angaben dieses Instrumentes angestellt. Jene katheto- 

 metrischen Ablesungen aber des Barometerstandes am 

 Registrirbarometer können als Normalbestimmungen 

 betrachtet werden; in der That ist auch das Normal- 

 barometerdes physikalischen Cabinets, dessen 

 nähere Beschreibung ich mir für eine andere Gelegen- 

 heit vorbehalte, im Wesentlichen identisch mit dem Baro- 

 meter des Registrirbarometers. Wie ich dort des Aus- 

 führlichem zeigen werde, bedürfen die Messungen an 

 diesem Instrumente keiner Correctionen. Die erwähnten 

 Vergleichungen ergaben nun als Mittel aus den 34 Be- 

 obachtungen, dass an den Ablesungen des Wandbaro- 

 meters eine Correction von -{• 0,°^'"8 wegen des Einflusses 

 der Capillarität anzubringen sei. 



Durch diese Controllbeobachtungen überzeugten wir 

 uns, dass es zweckmässiger sei, sämmtliche Beobachtun- 

 gen auf der Sternwarte anstellen zu lassen. Es wurde 

 daher mit dem 1. Decbr. die Station auf dem Mün- 

 sterthurme aufgehoben und die Beobachtungen auf 

 der Sternwarte von da an um 7 Uhr Morgens durch 



